(65 9 ) 



cune comparaison pour la sret et la facilit du transport ; celui-ci ne con- 

 tient que ta grammes de mercure. 



Le point vritablement difficile dans la construction des thermomtres 

 rservoir, est d'avoir des tubes assez longs pour le jaugeage, et cependant 

 bien diviss en parties d'gale capacit. Les procds connus pour cette divi- 

 sion ne donnent de bobs rsultats qu'avec des tubes d'un demi-mtre tout au 

 plus, qu'il faut choisir parmi un grand nombre pour les avoir peu prs 

 cylindriques, car, sans cette condition, qui au premier abord ne semblerait 

 pas ncessaire, le procd le plus employ donnerait des erreurs graves. Et 

 encore, malgr ces prcautions, on est gnralement oblig de construire 

 une table de correction pour les erreurs de la division. 



Ayant remarqu que les divisions avaient gnralement trop de capacit 

 dans les parties troites du tube, je reconnus que la cause principale des 

 erreurs tait dans les variations des mnisques qui terminent les colonnesde 

 mercure. Ce qu'on mesure, c'est la longueur d'un cne tronqu dont on sup- 

 pose le volume invariable, tandis qu'il augmente quand le volume des m- 

 nisques diminue. Il est facile de s'assurer par le calcul que l'erreur est loin 

 d'tre ngligeable, dans un tube un peu conique. Mais, mme dans les tubes 

 cylindriques , les mnisques varient encore par une autre cause. L'exprience 

 prouve que les divisions sont gnralement trop courtes vers les bouts du 

 tube. Cela tient ce que l'humidit y tant plus grande, les mnisques y sont 

 peu prs hmisphriques. D'aprs M. Poisson , le mercure rencontre le verre 

 sous l'angle de 4$ degrs quand il n'y a pas d'humidit; par consquent, le 

 volume d'un mnisque variera du simple au triple dans un tube parfaitement 

 cylindrique, s'il est sec au milieu et humide vers les bouts. 



On vrifie facilement ces influences des mnisques avec des tubes d'un 

 demi-millimtre de diamtre; elle diminue ncessairement dans les tubes 

 plus troits. 



Pour viter ces causes d'erreur, je divise mes tubes aprs les avoir dess- 

 chs par l'bullition du mercure, comme quand on fait un thermomtre. Un 

 petit rservoir suffit pour cela ; il fournit ensuite les colonnes dont on a be- 

 soin pour la division, et les colonnes sont parfaitement mobiles, parce que le 

 tube est vide d'air. Quoique ce ne soit pas absolument ncessaire , il est mieux 

 de mettre les colonnes bout bout , et c'est trs-facile ; il suffit de choquer 

 lgrement le porte-tube contre ses coussinets sur la machine diviser, pour 

 que le bout de la colonne vienne se mettre exactement sous le fil du mi- 

 croscope. 



L'erreur de conicit subsiste, mais elle est rduite au tiers, ou mme 



C. R., i843, i m * Semestre. (T. XVII, K 14.) 87 



