( 9o5 ) 



'pruut, faire connatre l'Acadmie que j'ai depuis longtemps appliqu ce 

 procd la construction du thermomtre destin la mesure des hau- 

 teurs. La figure de cet instrument a t reproduite dans plusieurs publica- 

 tions bien connues '(i). 



Depuis qu'il a t reconnu qu'il suffisait que le thermomtre mer- 

 cure ft expos la temprature de l'eau bouillante pour que son zro se 

 dplat, j'avais senti la ncessit de donner au thermomtre qui doit avoir 

 une assez grande marche pour tre employ avec succs la mesure des 

 hauteurs, ses deux points fixes, afin de pouvoir en vrifier le zro volont, 

 et de remdier ainsi l'insuffisance de l'instrument propos, il y a vingt- 

 cinq ans, par Francis Wollaston, qui ne porte, ainsi que le fait observer 

 M. Person, que le point d'bullition de l'eau. 



Le thermomtre hjpsomtrique que je mets sous les yeux de l'Acadmie 

 runit ces conditions : une chambre allonge spare , comme on le voit, la tige 

 en deux parties qui ont chacune une chelle diffrente grave sur la tige 

 mme; et l'chelle infrieure donne le moyen de vrifier la quantit dont le 

 zro se dplace aprs l'bullition, et d'en faire la correction. 



Le mercure dilat depuis le point o cessent les divisions de l'chelle 

 infrieure est contenu dans la chambre intermdiaire, et n'en sort que vers 

 g5 degrs centigrades, pour entrer dans la tige suprieure qui ne porte 

 que 5 degrs. Cette seconde chelle a 108 millimtres de longueur; ainsi le 

 degr gale 2i mm ,6 que l'on sous-divise facilement, de manire avoir des 

 centimes de degr, et l'instrument peut servira dterminer jusqu' i 5oo 

 mtres de hauteur au-dessus du niveau de la mer. 



La lecture s'en fait d'ailleurs, l'il nu ou la loupe, et sans qu'on 

 ait besoin de recourir l'emploi d'un vernier, et des chelles rapportes 

 dont on connat les inconvnients. 



Quoique dans toute sa longueur il n'ait pas o, dcimtres , il offre , 

 trs-peu de diffrence prs, la mme sensibilit que le baromtre, et ne 

 prsente aucun des inconvnients auxquels donne lieu le transport de ce 

 dernier instrument. 



Je l'ai soumis, cet gard, une preuve dcisive, en le portant con- 

 stamment sur moi depuis cinq annes, sans qu'il ait prouv le moindre 



(i) Bulletin del Socit gologique de France du 20 dcembre 1841, * XIII, p. 124. 

 Rsum du cours de physique de l'cole Polytechnique , tableau n 2 , par M. Cabart, faisant 

 partie de la Collection des Tableaux polytechniques publie sous la direction de M. Auguste 

 Blum 



C. R., 1843, a me Semestre. (T. XVII, N 17.) * 2 



