(9Pf ) 



drangement par suite des chocs , du transport, et des diverses positions que 

 je lui ai donnes. 



On conoit facilement que l'chelle suprieure pourrait, sans excder 

 la longueur d'un thermomtre ordinaire, et en rduisant la chambre inter- 

 mdiaire aux proportidns convenables, avoir i ou 2 dcimtres de plus, et 

 l'instrument servirait de la sorte apprcier les plus grandes hauteurs 

 de montagnes. 



J'ai remarqu qu'il importait que la chambre intermdiaire ft en 

 forme d'olive trs-allonge ses extrmits : si elle est simplement ovode, 

 il arrive quelquefois qu'il reste dans la chambre intermdiaire un espace 

 vide que le mercure dilat ne remplit pas , et cela peut donner lieu des 

 erreurs graves. . 



Enfin la partie suprieure de la tige est termine par une autre petite 

 chambre effile son extrmit infrieure, afin de rendre ainsi l'instrument 

 rntastatique, c'est--dire de pouvoir changer le niveau du mercure volont 

 et faire servir, l'occasion, le mme instrument des dterminations de hau- 

 teurs de plus en plus considrables, 



Ce procd n'a pas les inconvnients que prsente, sous ce rapport, 

 le thermomtre de F. Wollaston, dont la tige, coupe net son extrmit 

 suprieure, ne permet plus au mercure d'y rentrer une fois qu'on l'en a fait 

 sortir. 



Dans des expriences (1) faites avec M. Babinet et plusieurs des per- 

 sonnes qui suivaient, en i84o, le cours de physique du Collge de France, 

 pour dterminer baromtriquement la hauteur de Meudon, un de ces instru- 

 ments, plus grande marche que celui que je viens de dcrire, a donn, 

 pour une hauteur de 128 mtres, une diffrence de 23 millimtres ou 53 divi- 

 sions , lorsque le baromtre n'accusait que 1 1 millimtres. 



Il a donc t reconnu qu'il tait ainsi possible d'obtenir, par le procd 

 hypsothermomtrique , une fois plus de sensibilit que n'en prsente le ba- 

 romtre. 



J'ajouterai, toutefois, que, dans ce cas, l'exprience est trs-dlicate; 

 qu'elle demande des soins minutieux, et que la colonne de mercure que l'on 

 voit facilement se maintenir stationnaire, au point d'bullition, dans les 

 thermomtres ordinaires, oscille presque constamment dans ceux qui ont 

 une aussi grande marche. 



(1) Voir Y cho du Monde savant du 3 juin 1840 , n 544- 



