( 97 ) 



Eq rappelant que les physiciens ont, plusieurs reprises, fait des ten- 

 tatives pour remplacer le baromtre par le thermomtre , M. Person signale 

 l'instrument propos par F. Wollaston, sans remonter, dit-il, au thermo- 

 mtre baromtrique de Fahrenheit. 



> Je viens de recourir l'instrument propos par le physicien de 

 Dantzick, en 1724 (1), et je n'ai pas vu sans surprise que, bien que de son 

 temps , le dplacement du zro ne ft point connu , il avait aussi pratiqu 

 une chambre intermdiaire, et qu'ainsi l'instrument portait ses deux points 

 fixes , quoique ce ne ft point alors jug ncessaire. 



A la vrit, Fahrenheit, en proposant cette modification, a eu surtout 

 en vue d'obtenir, avec l mme instrument, l'indication de la temprature 

 de l'eau bouillante, et celle de la temprature de l'air qui est ncessaire pour 

 complter l'exprience; car c'est cette dernire destination seulement qu'il 

 donnait son chelle infrieure. 



Du reste , l'instrument tait muni d'chelles rapportes , et ne prsentait 

 point assez de perfection pour tre employ avec succs des dterminations 

 prcises de hauteur (2). 



Quant au moyen de corriger les influences des mnisques qui termi- 

 nent les colonnes de mercure dans les tubes qui ont plus d'un demi-milli- 

 mtre de diamtre, et au procd de jaugeage qu'a proposs M. Person, et 

 qui l'ont conduit prfrer les tubes dcidment coniques aux tubes qui pa- 

 raissent cylindriques, je ferai remarquer : 



i. Que comme il est indispensable, hors un trs-petit nombre de cas, 

 de se servir de tubes ayant moins d'un demi-millimtre de diamtre int- 

 rieur, pour construire des thermomtres de prcision , afin que les rservoirs 

 ou cuvettes aient peu de volume, les variations des mnisques sont alors, 

 ainsi qu'on peut s'en assurer en examinant l'instrument mis sous les yeux de 

 l'Acadmie, tout fait inapprciables, mme avec la loupe qui donne le plus 

 fort grossissement ; 



2 . Que, d'ailleurs, quel que soit le procd qu'on emploie, le calibrage 

 des tubes, lorsqu'ils ont plus d'un demi-millimtre de diamtre, donne lieu 

 des erreurs encore plus importantes que celles qui proviennent de l'influence 

 des mnisques ; 



(1) Barometri novi descriptio. Transact. philosoph. , t. XXXIII, p. 179, ann. 1724. 



(2) J'ai galement construit, avec M. Babinet, qui en avait eu aussi l'ide de son ct, 

 d'autres thermomtres chambres, pour obtenir, avec les points de zro et 1 00 degrs, d'autres 

 points intermdiaires, ainsi que l'a propos M. Person, pour les tempratures atmosphriques. 



120.. 



