( io4i ) 



physique. Note de M. Walferdin en rponse la rclamation faite par 

 M. Person le 3o octobre dernier. 



(Commission nomme pour le Mmoire de M. Person.) 



Il parat , dit M. Person, dans la rclamation qu'il a adresse l'Aca- 

 dmie le 3o octobre, que la chambre intermdiaire des thermomtres de 

 M. Walferdin n'est pas jauge.... Il me suffira sans doute, pour mettre fin 

 toute nouvelle rclamation , de faire observer que la chambre que je pratique 

 entre les deux chelles est soumise un jaugeage rigoureux, et qu'ainsi l'in- 

 strument que j'ai propos est non-seulement un thermomtre hjpsomtrique , 

 mais un vritable talon, o la graduation s'obtient directement, et sans 

 qu'il soit ncessaire de recourir aucune comparaison. 



Pour excuter le jaugeage, je ne me sers pas de trs-longs tubes , comme 

 le propose M. Person ; il faut mme qu'ils n'aient pas plus de 3o 35 centim- 

 tres, hauteur au del de laquelle la temprature de la colonne de vapeur, avec 

 quelque abondance que cette dernire se renouvelle, peut varier sensible- 

 ment dans la partie suprieure de la colonne. L'instrument sert ainsi la d- 

 termination de hauteurs considrables ; son chelle suprieure peut porter 

 i5 degrs environ, et la longueur du degr n'a pas moins de 20 a5 milli- 

 mtres. 



Quoique le procd de jaugeage que j'emploie soit bien connu de plu- 

 sieurs membres de l'Acadmie, et qu'il soit tellement simple que je n'ai pas 

 cru devoir en faire mention dans ma premire Note, on me pardonnera d'en- 

 trer aujourd'hui dans quelques dtails ce sujet. 



Je choisis, dans un grand nombre de tubes, ceux qui me paraissent le 

 moins coniques, et je les essaye au moyen d'un premier calibrage pour lequel 

 la colonne de mercure peut avoir 5 6 centimtres, afin de m 'assurer qu'ils sont 

 assez rgulirement cylindriques pour devoir tre soumis au calibrage dfinitif 

 que je me borne appliquer ceux qui prsentent le moins de diffrences. 



Je procde ensuite ce second calibrage, en faisant courir, sur une lon- 

 gueur de 3o 35 centimtres, une colonne de mercure de 1 5 1 8 millimtres, 

 et je rejette les tubes qui donnent, pour chaque point de calibrage, une dif- 

 frence de plus de \ millimtre. 



> Ainsi se trouve indique sur les tubes que j'adopte dfinitivement, une s- 

 rie de points de calibrage que je suppose, par exemple, de vingt-trois. Ces 

 points sont dtermins au moyen de microscopes disposs de manire vi- 

 ter les effets de parallaxe, et ils peuvent ensuite tre diviss en parties de 

 capacit sensiblement gale. 



