( I042 ) 



Je rserve les deux premiers points de calibrage pour l'chelle infrieure 

 destine la vrification du dplacement du zro; le troisime pour la cham- 

 bre intermdiaire, et les vingt autres pour l'chelle suprieure. 



Je pratique alors la chambre intermdiaire, et je lui donne une capacit 

 qui gale un peu moins de six fois le volume du mercure que peuvent con- 

 tenir les points de calibrage rservs pour l'chelle suprieure. 



Divers modes peuvent tre employs pour dterminer la capacit de la 

 chambre. Le plus simple et le plus commode consiste souder une ampoule 

 l'extrmit infrieure de la tige , et faire ensuite entrer successivement 

 dans la chambre, et de la chambre dans l'ampoule, cinq jaugeages de vingt 

 points, ou tout autre nombre de points qui donne le mme rsultat, puis un 

 dernier jaugeage de douze quinze points seulement. 



Aprs avoir ramen, de l'ampoule dans la chambre intermdiaire, tout 

 le mercure qui a servi pour ces jaugeages, je n'ai, pour obtenir la mesure 

 exacte de la capacit totale de la chambre, qu' faire concider, d'une part, 

 la surface du mercure avec le dernier trait du second point de calibrage , et 

 observer, de l'autre, la quantit dont la colonne de mercure dpasse le pre- 

 mier trait du quatrime point, afin de retrancher cette quantit du nombre 

 total des points ainsi jaugs. 



On conoit que l'application de ce procd ne donne pas lieu des 

 diffrences apprciables , puisque chaque jaugeage ne peut pas occasionner 

 une erreur plus considrable que celle qui rsulterait de la dtermination 

 d'un seul point de calibrage. 



Enfin il est encore possible de procder une contre-vrification de ce 

 jaugeage, quand on fait sortir le mercure de la chambre. 



On voit que , sans tre oblig d'employer de trs-longs tubes , ainsi que le 

 propose M.Person,ni de recourir l'usage de la balance, il m'est facile de jau- 

 ger rigoureusement la capacit de la chambre intermdiaire en partant du 

 dernier trait des points de calibrage de l'chelle infrieure jusqu'au premier 

 trait de ceux de l'chelle suprieure , et d'en tablir le rapport exact avec les 

 chelles infrieure et suprieure , de manire dterminer ensuite avec pr- 

 cision le nombre de divisions correspondant la valeur de i degr, lorsque 

 je prends les points de zro et ioo degrs. 



Il sera peut-tre inutile de rappeler que l'une et l'autre chelles sont 

 arbitraires. 



La graduation se fait donc, comme on le voit, directement et sans re- 

 courir un thermomtre de comparaison. 



La comparaison ne devient ncessaire que lorsque l'instrument ayant 



