( H9 5 ) 



physique. Note sur le jaugeage et la graduation des thermomtres talons 

 grande marche et chambre intermdiaire; par M. H. Walfebdin. 



(Commission prcdemment nomme.) 



Dans une premire communication faite l'Acadmie, M. Person a 

 propos l'application d'une chambre intermdiaire, comme la modification 

 la plus importante introduire dans la construction du thermomtre pour 

 lui donner de longs degrs. 



J'ai prouv que j'avais depuis longtemps employ ce procd pour con- 

 struire des thermomtres talons grande marche (i). 



Dans sa seconde communication, M. Person a prtendu que la chambre 

 intermdiaire que j'ai applique ces thermomtres n'tait pas jauge , et 

 que par consquent ils n'indiquaient pas des valeurs absolues. 



Je crois avoir suffisamment tabli , dans ma seconde Note (a) , que cette 

 chambre est soumise un jaugeage aussi rigoureux que le jaugeage adopt 

 pour tout autre thermomtre de prcision qui ne porterait pas de chambre 

 intermdiaire, et que cette opration a toute l'exactitude que comportent les 

 procds les plus perfectionns. Ainsi l'instrument doit tre considr comme 

 un thermomtre talon trs-grande marche et n'ayant que la longueur d'un 

 thermomtre ordinaire. 



Enfin, dans sa troisime communication , M. Person parat tenir encore 

 la proposition de choisir des tubes dcidment coniques , de prfrence 

 ceux que l'on regarde comme le plus cylindriques. 



Je n'examinerai pas si cette proposition n'a point t dj faite sans 

 que, dans la pratique, on en ait tir aucun avantage rel, ni si l'emploi 

 de trs-longs tubes pour le jaugeage n'offre pas des inconvnients insurmon- 

 tables; mais, comme le mode d'aprs lequel on tire les tiges ne permet 

 pas plus d'obtenir des tubes rgulirement coniques que des tubes rigoureu- 

 sement cylindriques, et comme on parvient, au moyen de procds conve- 

 nables, corriger avec une exactitude suffisante pour les recherches les 

 plus dlicates, les dfauts de cylindricit des tubes reconnus comme tant 

 le moins imparfaitement cylindriques, je crois devoir m'lever de nouveau 

 contre une proposition que je regarde, avec beaucoup de physiciens, comme 

 plus nuisible qu'utile pour la construction des thermomtres de prcision. 



(i) Comptes rendus, t. XVII, p. 904. 

 (2) Comptes rendus, t. XVII, p. iO/^i. 



157.. 



