( i3ig ; 



RAPPORTS. 



PHYSIQUE. Rapport sur un nouvel hliostat prsent par 

 M. Silbermann an. 





(Commissaires, MM. Biot, Arago, Babinet, Begnault rapporteur.) 



On a besoin , dans la plupart des expriences d'optique , d'introduire un 

 rayon solaire par une petite ouverture pratique dans le volet d'une chambre 

 noire. Lorsqu'on fait entrer les rayons directs du soleil , on a un faisceau trs- 

 inclin, qui rend souvent difficile la disposition des appareils. Ordinaire- 

 ment on reoit les rayons solaires sur un miroir mtallique plac en dehors, 

 et qui les rflchit dans la chambre suivant une direction horizontale ; mais 

 ce rayon rflchi se dplace continuellement avec le mouvement du soleil , 

 de sorte que l'exprimentateur est oblig de le ramener chaque instant dans 

 sa direction primitive , en dplaant le miroir. 



Les physiciens ont senti depuis longtemps la ncessit d'avoir un appa- 

 reil m par un mouvement d'horlogerie qui maintnt le rayon rflchi con- 

 stamment dans la mme direction. Fahrenheit parat avoir trouv, le pre- 

 mier, la solution pratique de ce problme. Son hliostat consistait en une 

 horloge dispose de faon ce que son plan ft parallle au plan de l'qua- 

 teur , et que le plan mridien de l'aiguille concidt avec le plan mridien du 

 lieu. L'axe de l'horloge faisait mouvoir un miroir , de telle faon que le rayon 

 solaire ft rflchi constamment suivant l'axe du monde. Ce rayon rflchi 

 tait reu sur un second miroir fixe que l'on inclinait de manire rflchir 

 une seconde fois le rayon suivant la direction voulue. L'hliostat de 

 Fahrenheit avait l'inconvnient d'exiger deux rflexions, qui affaiblissaient 

 considrablement la lumire, et rendaient la rgularit de rflexion plus dif- 

 ficile obtenir. 



S'gravesande donna bientt aprs une nouvelle construction qui n'em- 

 ployait qu'un seul miroir. Son hliostat fut perfectionn successivement par 

 Charles et par Malus , qui cherchrent rendre son tablissement plus fa- 

 cile. Cet appareil existe encore dans la plupart des cabinets de physique. 



L'hliostat de S'gravesande, mme aprs les perfectionnements de Char- 

 les et de Malus, demandait, dans son installation, des ttonnements assez 

 longs ou quelques calculs la vrit trs-faciles. Notre confrre, M. Gambey , 

 a cherch les viter , et il a construit un hliostat qui prsente la perfection 

 habituelle des appareils qui sortent des ateliers de cet habile artiste. Dans 



