( i3a4 ) 



mme des branches des fourchettes , et dans cette rainure glisse la goupille 

 qui runit articulation les deux tiges qui compltent le quadrilatre. 



n M. Silbermann a dispos son hliostat de faon isoler le miroir aussi 

 compltement que possible, et par consquent de manire permettre de 

 diriger le rayon rflchi suivant toutes les directions; cela n'tait pas toujours 

 possible avec l'hliostat de S'gravesande. 



Vos Commissaires ont soumis cet instrumenta plusieurs preuves, et 

 ont reconnu qu'il fonctionnait d'une manire trs-satisfaisante et suffisam- 

 ment prcise pour la plupart des expriences d'optique. 



Si l'appareil devait tre employ pour des expriences exigeant une 

 fixit aussi complte que possible du rayon , on pourrait le perfectionner 

 d'une manire notable, en remplaant le balancier ordinaire de l'horloge 

 par un balancier compens. En supposant l'horloge parfaitement rgle dans 

 un appartement, elle cessera de l'tre quand l'instrument sera plac au so- 

 leil , parce qu'il s'chauffera beaucoup , et l'horloge retardera. On dimi- 

 nuera cet inconvnient en prservant la bote de l'horloge des rayons directs 

 du soleil au moyen d'une bote en bois ou en carton. 



L'emploi d'un balancier compens augmenterait sensiblement le prix 

 de l'appareil et ne le rendrait toujours pas parfait; car il existe des causes 

 d'irrgularit qui ne peuvent pas tre vites, et qui tiennent au changement 

 de dclinaison du soleil et au dplacement variable des rayons solaires par la 

 rfraction atmosphrique. On parviendrait peut-tre, non pas dtruire 

 ces irrgularits, mais les attnuer beaucoup , en adaptant l'hliostat 

 muni d'un balancier compens un moyen de correction qui agirait sur la d- 

 clinaison et sur la marche de l'horloge , de manire rendre les dplace- 

 ments du rayon plus petits. 



En rsum, M. Silbermann a donn une nouvelle construction trs-ing- 

 nieuse de l'hliostat (i), qui satisfait parfaitement aux usages ordinaires de 

 l'optique, qui est d'une orientation facile, et qui, cause de son prix peu 

 lev, pourra entrer facilement dans tous les cabinets de physique. . 



Vos Commissaires ont l'honneur de vous proposer d'approuver l'hliostat 

 de M. Silbermann, et de remercier l'auteur de la communication qu'il en a 

 laite l'Acadmie. 



Les conclusions de ce Rapport sont adoptes. 



(1) L'hliostat de M. Silbermann a t excut dans les ateliers de M. Soleil. 



