( 891 ) 

 avec l'air extrieur; mais l'ouverture est trop petite pour permet! re un m- 

 lange rapide des gaz intrieur et extrieur. 



Il Supposons le gazoscope plac prs du plafond d'une chambre dans la- 

 quelle se dtermine une fuite de gaz clairage, et admettons, pour le mo- 

 ment, que l'eau dans laquelle nage le flotteur conserve indfiniment la mme 

 temprature. Le gaz carbon, en vertu de sa faible pesanteur spcifique, 

 tendra monter dans les parties suprieures de la chamb'ie, c'est--dire dans 

 celles o se trouve l'appareil, et diminuera d'une manire sensible la densit 

 de l'air. Le ballon arien , qui tait en quilibre dans l'air avec sa densit pri- 

 mitive , tendra ncessairement descendre dans l'air vici qui a pris une den- 

 sit moindre; le mouvement descendant sera d'aotant plus prononc que le 

 ballon arien aura une capacit plus grande, et que la tige qui le relie au 

 flotteur aura un plus faible diamtre. 



Pour rendre le mouvement descendant du ballon arien sensible, 

 M. Chuard fixe sur la tige un petit disque en acier, et il place , sur le cou- 

 vercle du rservoir renfermant l'eau du flotteur et immdiatement autour du 

 trou qui laisse passer la tige de riastrument , un aimant en fer cheval. Cet 

 aimant tend attirer le disque fix sur la tige, et, par suilie, faire descendre 

 tout l'appareil. Dans la position d'quilibre du ballon arien, le disque de 

 fer se trouve hors de la sphre d'activit de l'aimant; mais lorsque ce ballon 

 vient descendre par suite du mlange du gaz clairage avec l'air extrieur, 

 le disque pntre bientt dans la sphre d'activit de l'aimant, son mouve- 

 ment descendant s'acclre, et il vient se fixer sur l'aimant. A une petite di- 

 stance de l'aimant, le disque descendant rencontre un levier qu il fait tour- 

 ner, ce levier fait partir un petit carillon qui donne l'veil et prvient 

 qu'il y a danger. 



L'appareil, tel que nous venons de le dcrire, suffirait, si, comme nous 

 l'avons suppos, la temprature restait indfiniment la mme; mais il n'en 

 sera pas ainsi, si la temprature vient changer d'une manire notable. En 

 effet, si la temprature vient s'lever, l'eau dans laquelle nage le flotteur 

 diminue de densit; le volume du flotteur augmente, il est vrai, par la dila- 

 tation, mais cette augmentation de volume ne fuffit pas pour compenser la 

 diminution de densit de l'eau, de sorte que l'appareil descendra, bien que 

 l'air ait conserv sa composition normale. 



M. Chuard a propos plusieurs procds pour obvier cet inconvnient : 

 nous nous contenterons d'eu indiquer deux, qui nous ont paru les plus effi- 

 caces, r > 



Le premier procd consiste prendre deux appareils bien rgls, aussi 



C. R., 1843, 1" Semestre. (T. XM, IS 17.) 1 8 



