(893) 



sateur. Ainsi la pesanteur spcifique relative du ballon compensateur dimi- 

 nue avec l'lvation de temprature, tandis que celle des autres parties de 

 l'appareil va en augmentant. La compensation entre ces deux effets est obte- 

 nue en choisissant convenablement le volume du ballon compensateur et la 

 quantit d'huile qu'on y introduit. On conoit, d'ailleurs, que cette compen- 

 sation ne peut jamais tre parfaite , et qu'elle est d'autant plus difficile ta- 

 blir que l'on veut donner une plus grande sensibilit l'appareil. 



Le gazoscope ainsi modifi fonctionne trs-bien, quand on ne veut pas 

 lui faire indiquer une quantit de gaz hydrogne carbon plus faible que -^, 

 quantit qui est encore assez loin de celle pour laquelle il y aurait danger 

 d'explosion, et qui correspond -j^ environ. Mais si l'on veut que l'appareil 

 indique des quantits plus faibles, comme ys ^^ To' ^^ moyen de com- 

 pensation ne suffit pas, surtout si la temprature de l'eau du rservoir change 

 rapidement. Dans ce cas , l'huile du ballon compensateur est toujours un peu 

 en retard pour la temprature sur l'eau extrieure , ce qui suffit pour trou- 

 bler la compensation. 



M. Chuard apporte, dans ce cas, un nouvel appendice son appareil, 

 mais cette addition a l'inconvnient de le compliquer beaucoup, et surtout 

 de le rendre tellement dlicat et fragile, qu'il nous parat difficile que l'appa- 

 reil ainsi modifi puisse recevoir une application un peu tendue. 



') Cette addition consiste en une tige mtallique horizontale fixe la tige 

 verticale qui relie le ballon arien au flotteur. La tige horizontale porte 

 son autre extrmit une petite capsule lgre en verre, elle est guide dans 

 sa marche verticale par une coulisse forme de deux fils mtalliques ; cette 

 coulisse, rectiligne et verticale dans la plus grande partie de son tendue, se 

 recourbe sa partie suprieure : le ballon arien est arrt dans sa marche 

 ascendante par la coulisse , et la petite capsule se trouve alors dvie de la 

 verticale qu'elle suit en descendant. Dans cette position , la capsule se trouve 

 place immdiatement au-dessous d'un tube effil qui laisse tomber de temps 

 en temps une petite goutte d'eau provenant d'un rservoir suprieur. La 

 capsule reoit par consquent dans cette position la goutte d'eau, augmente 

 de poids, et fait ainsi descendre l'appareil flottant d'une petite quantit, qui 

 est telle que la lige horizontale vient maintenant se fixer en un point de la 

 partie verticale de la coulisse. La capsule ne reoit plus alors la goutte d'eau ; 

 au contraire , l'eau qu'elle renferme s'vapore ; l'appareil, par suite, diminue 

 le poids, et au bout d'un certain temps prend un mouvement ascendant, 

 par suite duquel la capsule vient de nouveau se placer dans la position o 



II 8.. 



