( ioa5 ) 



il lui est toujours quelque peu oblique. Cela oblige placer l'toile sur ua 

 mme point physique de sa longueur dans les deux observations, ce que 

 l'on ralise avec une approximation suffisante, en l'amenant toujours trs- 

 prs du centre du rticule, et du mme ct de ce centre relativement au 

 limbe. Mais il est difficile de ne pas faillir quelquefois cette condition de 

 corresfKjndance dans un trs-grand nombre d'observations pareilles, surtout 

 lorsque les accidents de latmosphre y jettent des intermittences ou forcent 

 les prcipiter; et alors l'ingalit do hauteur des deux points du fil sur lesquels 

 on a plac l'toile dans un mme couple , se reporte tout entire comme er- 

 reur dans l'arc parcouru sur le limbe divis. On peut viter ce danger en ren- 

 dant le fil transverse rigoureusement perpendiculaire au limbe. Pour cela, 

 mettez d'abord l'axe de rotation de l'instrument et le limbe lui-mme dans une 

 parfaite verticalit, de sorte qu'en tournant celui-ci dans tous les azimuts 

 autour de l'axe, les niveaux, et le fil plomb suspendu aux pinces rgula- 

 trices (i), ne manifeslent aucune variation apprciable. Ceci constat, dirigez 

 la lunette du limbe vers un point fixe trs-distant, situ prs de l'horizon, et 

 placez ce point sur le fil transversal, tout prs du centre du rticule, d'un 

 ct ou de l'autre; puis fartes mouvoir azimutalenient le limbe, par ses vis 

 de rappel, de droite gauche et de gauche droite, de manire que le point 

 de mire parcoure successivement les deux moitis du champ apparent. Si le 

 fil trans verse est exactement horizontal, et si, en outre, il est compris dans 

 un plan diamtral commun loculaire et l'objectif, comctie il devrait l'tre 

 la rigueur, l'objet le suivra toujours et continuera de s'y projeter dans 

 toute l'tendue du champ. Si le fil est seulement horizontal , mais situ hors 

 d'un plan diamtral du systme optique , ce qui est le cas le plus ordinaire, 

 le point de mire, amen d'abord en concidence avec lui au centre du rti- 

 cule , le quittera dans le mouvement azimutal , et s'en cartera progressive- 

 ment de quantits gales des distances gales du centre ; au lieu que ces 



(i) Ces pinces doivent tre retoHmement, et munies de vis de rappel qui permettent de 

 transporter le point de suspension du fil plomb , et le point oh il vient battre , l'un et l'autre 

 jMjrpendiculairement au plan du limbe, de manire vrifier l'exacte verticalit de celui-ci, 

 en changeant ces points aprs l'avoir fait tourner sur lui-mme, comme je l'ai expliqu 

 dans la 2" dition de mon Astronomie , tome P"', page 284. Pour rendre cette preuve plus 

 exacte , je fais porter les divisions auxquelles le fil s'applique sur un appareil excentrique, 

 en forme de double y , qui permet de mettre entre les points de suspension et de battement 

 un intervalle au moins double du diamtre du limbe. J'emploie aussi pour fil un simple 

 fil de cocon , auquel est suspendu un trs-petit poids. De cette manire , on peut apprcier 

 jusqu' des secondes, par le retournement ritr. 



