(ii66) V 



sion de aS atmosphres, il n'tait pas convenable d'employer le manomtre 

 ordinaire pour mesurer des pressions qui devaient aller beaucoup au del. 

 Afin d'viter cette difficult et les dangers que prsentent toujours les appa- 

 reils qui sont fort comprims intrieurement, j'ai cherch tirer parti de la 

 mer, machine comprimer naturelle, qui permet d'valuer avec exactitude 

 les pressions que supportent les corps immergs et donne les moyens d'tendre 

 trs-loin la limite de ces pressions. Cette mthode est, comme l'on voit, sem- 

 blable celle qu'ont suivie MM. Arago et Dulong pour tudier la loi de 

 compression des gaz. Ces savants, au lieu d'employer une colonne d'eau qui 

 et t trop tendue, se sont servis d'une colonne de mercure. 



Les liquides sur lesquels j'ai expriment ont t enferms dans des appa- 

 l'eils dversement, et voici la description de l'un d'eux. Il consiste en un ther- 

 momtre dont la tige est coude son milieu, de telle sorte que les deux 

 branches soient parallles. L'une d'elles est ouverte et l'autre communique 

 la panse, dans l'intrieur de laquelle elle pntre en se terminant par un 

 tube capillaire. La panse est elle-mme tire en pointe. 



Pour remplir l'instrument , on introduit par cette pointe le liquide sur 

 lequel on veut oprer, et on le fait bouillir de manire chasser tout l'air qui 

 adhre aux parois internes. On verse ensuite du mercure dans la branche 

 ouverte du tube , et au moyen de la flamme d'im chalumeau , on ferme la 

 pointe de la panse ; il reste quelquefois une petite bulle d'air qui disparat 

 au bout de quelques heures; mais, si elle ne s'en va pas, il faut rejeter l'appa- 

 reil. Pour le graduer, ou prend la temprature laquelle la colonne de mer- 

 cure arrive l'extrmit de la pointe qui est dans la panse, on l'chauff 

 ensuite, et la colonne de mercure est repousse; on fait sur le tube un trait 

 la lime et l'on note exactement la temprature quand le niveau de la 

 colonne y correspond. Supposons maintenant connue la loi de dilatation 

 du liquide que l'on veut comprimer, le rapport entre les volumes de la 

 panse et de la portion du tube comprise entre le trait de lime et la pointe 

 pourra, par cela mme, tre dtermin. 



Admettons, pour plus de prcision, que la colonne de mercure arrive 

 l'extrmit de la pointe i5 degrs, et au trait de lime 3o degrs; si l'on 

 descend l'appareil dans la mer, la colonne dversera dans la panse, de sorte 

 qu'aprs l'avoir retir, la temprature correspondant au trait sera infrieure 

 3o degrs, et sera par exemple gale 22 degrs. Il ne s'agira plus, pour 

 connatre la compression du liquide, que de savoir quelle temprature 

 Finstrumeutaura t soumis au fond delamer. Or, dans toutes les expriences 

 qui vont suivre, elle a toujours t de 12, 6. ma *) . 



