( M ) 



Pour operer facilement, les fils sont enfoules sur une roue a gorge, 

 traversee par un axe qui est appuye sur deux moutants, et auquel on 

 imprime un mouvement de rotation, au moyen d'une manivelle appliquee 

 a l'extremite. 



L'appareil thermo-electrique peut etre employe avec succes lorsqu'il 

 s'agit d'etudier les variations qu'eprouve la temperature de la terre a une 

 profondeur trop grande pour y placer a poste fixe un thermometre; dans 

 le cas ou cette profondeur n'excede pas une vingtaine de metres, on 

 pbtient les fractions de degre. La meilleure methode d'operer est d'in- 

 troduire une des soudures dans un trou convenablement pratique, que 

 Ton remplit avec les substances qui en ont et6 retirees; l'autre soudure 

 reste dans l'air. Les deviations de l'aiguille aimantee indiquent neces- 

 sairement la difference qui existe entre la temperature de l'air et celle de 

 la region ou se trouve la seconde soudure; la temperature de l'air etant 

 connue , on en deduit immediatement celle de la region inferieure. Des- 

 lors rien n'est plus facile que d'etudier les variations qu'elle eprouve. 



Si Ton veut avoir la temperature d'un lac, on commence par attacher 

 a l'une des soudures, un lest de nature quelconque, du poids de deux 

 kilogrammes environ, qui sert a descendre dans I'eau le double fil. Le 

 multiplicateur accuse immediatement, par la deviation de l'aiguille ai- 

 mantee, l'abaissement de temperature du liquide, a mesure que Ton 

 descend les points de jonction, fer et cuivre. Cet instrument a un avan- 

 tage que ne possedent pas les thermometres a minima: ces derniers exigent 

 un certain temps pour prendre la temperature ambiante, de sorte qu'il 

 faut faire une experience chaque fois que Ton change de milieu ; tandis 

 que le thermo-multiplicateur donne des effets instantanes. 



Voici les resultats d'une experience que nous avons faite, M. Breschet 

 et moi , dans le lac de Geneve, a six metres environ de l'escarpement du 

 rocher sur lequel est construit le chateau de Chillon; l'une des soudures 

 se trouvait dans l'arsenal dontla temperature ^tait de i4,8o, l'autre a ete 

 descendue successivement a diverses profondeurs. Des essais prealables 

 avaient indique qu'un degre de deviation de l'aiguille aimantee, corres- 

 pondaita i,io de temperature centigrade. On a obtenu les resultats con- 

 signed dans le tableau suivant. 



C. R. i836, 2 Semeslre. 96 





