( 7 8* ) 



MEMOIRES LUS. 



- 



physique. Recherches sur les hautes temperatures et sur plusieurs phe- 

 nomenes qui en dependent; par M. Pouiixet. 



(f j. Pjrometre a air. Cet instrument se compose, i d'un reservoir 

 de platine d'une seule piece, de forme ovoide, qui est le reservoir de 

 chauffe; 2 d'un tube de communication portant un trou de 1 a 2 milli- 

 metres de diametre , et qui doit etre aussi de platine dans une longueur 

 au moins de 20 a a5 centimetres; le reste, qui est d'une longueur egale , 

 p'eut etre en argent; 3 d'un tube de verre divise, destine a recevoir par 

 son extremite suprieure , I'air qui est chasse du reservoir de platine par 

 la dilatation. Ce tube semblable a un tube de baroraetre, est dispose ver- 

 ticalement a cot6 d'un autre tube pareil, ouvert par le haut; ils commu- 

 niquent sans cesse par leur partie inferieure; au commencement de 

 l'experience, ils sont l'un et I'autre remplis de mercure, jusque vers leurs 

 sommets, et c'est en faisant varier par un moyen particulier, la quantite 

 de mercure qu'ils contiennent, que Ton arrive a mettre leurs colonnes 

 au meme niveau, et a connaitre a chaque instant la pression de l'air ou 

 du gaz qui est hermetiquement renferme dans l'appareil. En partant d'une 

 temperature et d'une pression connues, si Ton chauffe le reservoir de 

 platine, la dilatation fera passer dans le tube divise, un certain nombre 

 de centimetres cubes d'air que Ton peut determiner aisement par l'obser- 

 vation, et au moyen duquel on peut arriver par le calcul a la temperature 

 inoonnue du reservoir de platine, lorsqu'on connait d'ailleurs la capacite 

 de ce reservoir, celle du tube de communication, et la quantite d'air pri- 

 mitivement contenue dans le tube divise, a une temperature connue, 

 sous une pression connue. 



2. Formules qui servent a calculer les resultats. 



p'n" -pri 



pp 



(2) 



y _ __ (c + z 4- ri) 

 j6o 1 + at ' 



= ^l_ (c + z) , (3) 



^ N' zat ,,, 



N = J n, (4) 



1 -j- at 



