( 785 ) 



spccifiques ont ete determines au moyen d'une boule de platine 

 du poids de 178 grammes, qui a servi a toutes les experiences; mais 

 pour qu'elle n'eprouve aucune alteration a sa surface par Taction de 

 la flam me , et pour qu'elle puisse en meme temps etre transportee , sans 

 perte sensible de chaleur, elle a toujours ete chauffee dans un creuset 

 de platine tres epais, destine a la recevoir et muni d'un couvercle a 

 rebords. Le creuset etait place dans la moufle de fer, contre le pyro- 

 metre a air, et lorsqu'il etait parvenu a la temperature du pyrometre 

 lui-meme, ce qui avait lieu apres 20 ou 3o' de temperature constante, on 

 ouvrait la moufle , on prenait le creuset avec des pinces ehauffees 

 d'avance, on le presentait pres de l'ouverture du vase destine aux capa- 

 cites; le couvercle etait alors enleve et la boule jetee dans le vase, ou 

 plutot dans un panier de fils metalliques, de maniere a rester sus- 

 pendue au milieu de la masse d'eau , a laquelle elle devait donner sa 

 chaleur : on n'employait en general que 20 a 3 5" pour prendre le creuset 

 et jeter la boule dans le vase. L'eau etait vivement agitee , et I'equilibre 

 de temperature etait elabli en moins d'une minute. Les corrections 

 relatives aux quantites de chaleur que le vase pouvait perdre ou gagner 

 par le contact de l'air et par le rayonnement, n'^taient point faites par 

 la methode de Rumford; mais on avait soin de prendre l'eau a une tempe- 

 rature assez basse pour qu'apres avoir ete rechauffee par la boule de pla- 

 tine, elle fut a tres peu pres a la temperature ambiante, et Ton deter- 

 minait la loi de rechauffement du vase par des observations faites de 2' 

 en a'; au moyen de cette loi , il etait facile d'estimer sa temperature 

 a l'instant precis ou il recevait la boule de platine : cet instant etait 

 marque par un compteur de M. Perrelet, et puisque I'equilibre etait 

 etabli apres 1', et qu'il se trouvait tres voisin de la temperature am- 

 biante, il n'y avait en general aucune correction a faire a cet egard. 

 Les temperatures de l'eau contenue dans le vase des capacites, etaient 

 donnees par un thermometre tres sensible, sur lequel 1 degre otxupait 

 a peu pres 9 millimetres de longueur, et le thermometre , fixe sur un 

 pied solide, etait lui-meme observe avec une lunette , sa temperature se 

 deduisant de la position de la lunette, et non pas (Tune lecture faite sur 

 la tige, qui ne portait d'ailleurs que des divisions propres a le reperer, 

 et non pas a marquer les degres. 



On employait des vases plus grands ou plus petits , suivant la tempe- 

 rature a laquelle la boule devait etre soumise. 





