( 786 J 



Le vase quia servi aux experiences comprises entre 5oo etiooo degres, 



contenait un poids d'eau de icj2 r -,7 



Le poids du vase et du ihermoinetre e'quivalaient a un poids d'eau de. . 33,70 



Total 1 106 ,4< 



Le rapport des masses d'eau et de platine etait done de 6,21 5. 



Le tableau suivant contient les resultats des experiences et des inter- 

 polations qui ont ete faites pour obtenir les capacites de 100 en 100 degres. 



Temperature en degres Capacites moyennes de la boule de Elevation de temperature que 



centigrades du py- platine, en prenant pour unite produirait la boule dans 



rometre a air. la capacite de l'eau. 1106 grammes d'eau ao. 



100 o,o335o >54 



200 0,03392 1 ,09 



3oo o,o3434 1,66 



400 0,03476 2,25 



5oo .J* o,o35i8 2,84 



600 o,o356o 3,45 



700 o , o36o2 4 ^ 



800 o,o3644 4.7 1 



900 o,o3686 5,36 



1000 0,03728 6,o3 



1100 0,03770 6,71 



1200 o,o38i2 7>4 



i3oo o,o3854 8,10 



1400 0,03896 8,82 



i5oo 0,03938 9>55 



1600 0,03980 10, 3o 



L'accroissement des capacites ay ant ete verifie jusqu'a 1200, on a cru 

 etre autorise a l'etendre jusqu'a 1600% et e'est ainsi qu'on a cru pouvoir 

 assigner a i5oo ou 1600% la temperature du fer malleable au moment ouil 

 entre en fusion, car la boule de platine exposee dans son creuset a la tem- 

 perature qui fait fondre le fer, donne une elevation de temperature de 

 9 a 1 o* a 1 106 gramm. d'eau. 



6.Pjrometre magne'tique. Le pyrometrea air et la capacite du pla- 

 tine sont deux moyens qui peuvent desormais etre employes pour mesu- 

 rer les hautes temperatures; mais ils exigent des appareils si precis et une 

 si grande habitude des experiences, qu'ils ne peuvent etre employes que 

 dans les laboratoires ; on s'est par consequent applique a chercher un ap- 

 pareil d'un usage plus facile, dut-il etre moins exact dans ses indications. 

 On est ainsi parvenu a la construction du pyrometre magnetique qui, pa- 



