C 788 ) 



dire, il la maintiendra dans une position telle, qu'elle fasse un angle z avec 

 le meridien maguetique. Gette deviation z s' observe avec une lunette que 

 le inultiplicateur emporte avec lui dans son mouvement. Pour graduer 

 cet appareil au moyen du pyrometre a air, on lute dans la moufle de 

 fer, et contre le reservoir de platine, celle des extremites du canon qui 

 est destinee a etre chauffee , puis on observe en raeme temps la tempe- 

 rature indiquee par le pyrometre a air et la deviation correspondante z, 

 que le courant thermo electrique qui en resulte imprime a l'aiguille de 

 sa boussole. On obtient ainsi une se>ie de deviations et de tempera- 

 tures correspondantes. Or, si une intensite de courant, donnee par une 

 difference de temperature t entre les deux soudures, est exprimee par 

 1 000000 sin z, l'intensite mojenne correspondante a 1 degre sera 



1 000000 sin z 



en calculant ces intensity moyenues d'apres un tres grand nombre d'ob- 

 servations qui out ete faites de 100 a 1000 degres, on a obtenu les resul- 

 tats suivants. 



Differences 



de temperature 



nitre les deux soudures , 



l'une d'elles etant a 



la temperature ambiante 



de 1 5 ou ao 



ou 

 valeurs de t. 



100 

 i5o 

 200 

 25o 

 3oo 

 35o 

 4oo 

 45o 

 5oo 

 55o 

 600 

 ~S5o 

 700 

 ^5o 

 800 

 85o 

 900 



9 5 

 1000 



Intensite moyenne 

 du courant pour 

 une difference de 

 1 

 ou 

 valeurs de 

 1 000000 sin z 



Deviation totale 



correspondante 



a la difference 



des temperatures 



ou 



valeurs de *. 



t 



g5o 527' 



920 7 . 55 



890 10. 16 



860 12. 26 



83o ,4.25 



8o5 16.23 



780 18.11 



760 20.00 



745 21 .5i 



73o 23.38 



720 25.36 



28. 19 



3 i .52 



73o 



7 55 



780 35.48 



8i5 

 856 

 885 



40.41 

 46.i3 

 52. 5o' 



920 60. 5o 



g55 72.00 



B 



