270 1NST1TUT DES PROVINCES DE FRANCE. 



6 La quantity d'eau tombeesous Tinfluence de chacua 

 d'eux ; 



7 La dure totale de la pluie. 



Get appareil se compose ti'une cage octogone en char- 

 pente de 60 centimetres de diametre sur un metre de 

 hauteur (1) au centre de laquelle s'61eve une girouette & 

 axe mobile; interieurement elle est divisee, pour ainsi 

 dire, en trois Stages correspondant aux di verses indica- 

 tions que cet instrument doit fournir; ainsi, la partie 

 basse est destined & la constatation de la frequence des 

 vents et du sens de leur succession ; la partie mitoyenne 

 est occup6e par le pluviometre et Pappareil qui donne la 

 mesure de la persistance de chaque vent ; enfin , la partie 

 sup6rieure est consacr6e & Tan^mometre proprement 

 dit , au moyen duquel on connait la force moyenne de 

 ceux des huit principaux vents qui ont souffle, par rap- 

 port ci leur duree. 



La premiere partie se compose de huit systemes indi- 

 cateurs qui correspondent chacun a un des huit vents 

 principaux , dont la frequence , c'est-a-dire le nombre de 

 fois qu'ils ont souffle d'un meme cdte , est estimee au 

 moyen de deux roues d'6chappement horizontales qui 

 avancent d'un cran & chaque passage du vent. Gomme 

 Hmpulsion est donnee a ces deux roues par le meme bras 

 de levier que vient de frapper, soit d'un c6te, soit de Tau- 

 tre, une languette attenant & 1'axe de la girouette, on 

 peut , en consultant Tune et 1'autre de ces deux roues , 

 connaitre la frequence d'un vent, soit dans un sens, soit 

 dans Fautre. 



(0 Cette dimension correspond a un intervalle d'observation de douze 

 iieures. 



