COlS 7 GRfeS DES ACADEMIES. 271 



Si Ton mesure le temps qu'un liquide met a s'ecouler 

 goutte par goutte d'un reservoir a mince paroi et a niveau 

 constant , de maniere a remplir successivement une capa- 

 cite a parois verticales , on pourra , par rciproque , esti- 

 mer le temps d'ecoulement de ce liquide a un ou plu- 

 sieurs intervalles donnes par les differences des hauteurs 

 que Ton observe. Or supposons que , par le moyen d'un 

 entonnoir soude a 1'axe de la girouette, et par consequent 

 mobile avec elle , 1'eau d'un semblable reservoir se trouve 

 d6versee en plus ou moins grande quantite dans huit vases 

 de capacite egale , disposes autour de cet axe , on pourra 

 apprecier la persistance de chaque vent par la hauteur de 

 feau dans celle de ces cases qui lui correspond. Gette 

 partie de 1'appareil est done , en quelque sorte , une es- 

 pece de clepsydre. 



Le pluviometre est fonde sur le meme systeme de dis- 

 tribution de 1'eau ; seulement 1'eau , au lieu de provenir 

 d'un reservoir, vient d'une bassine expose a la pluie, sur 

 la sommite de Tappareil. En mesurant la quantite d'eau 

 que Ton trouve dans chaque case et divisant le volume 

 par la surface d'ouverture de la bassine , on peut con- 

 naitre la hauteur a laquelle Teau s'est elev^e sur le sol 

 sous Tinfluence de chaque vent. 



Enfin, la troisieme partie de 1'appareil n'est autre 

 chose que ranemometre de Woltmann applique aux huit 

 vents principaux, de maniere a fournir une serie continue 

 d'observations. La force du vent se trouve alors traduite 

 par la vitesse plus ou moins grande d'un petit moulinet, 

 dont le mouvement se trouve considerablement retarde 

 par un systeme d'engrenages semblable a celui d'un 

 tournebroche ; la derniere roue de ce systeme ajustee, 

 comme tout le systeme lui-meme, b 1'axe de la girouette 



