52 ‘OBSERVATIONS 
Adie ; etayant 12 , 6et 3 pieds français de longueur. J’eus le bonheur 
de pouvoir les apporter ici sans accident. Ce ne fut cependant que le 
17 mai dernier (1842) que je pus les placer dans la position que je 
leur destinais. Le sol dans lequel les thermomètres sont enterrés est de 
nature à devenir compacte bientôt après avoir été retourné, de sorte 
que je ne crois pas que la pluie doive actuellement les affecter beau- 
coup, mais ces instruments sont sans doute encore sous l’influence 
de la haute températuré qui dominait à l’époque où ils ont été placés 
en terre ‘. Le trou lui-même (de trois pieds de diamètre } avait été 
ouvert quelques mois auparavant, et la terre qui fut employée pour 
le remplir, avait été échauffée par sa longue exposition au soleil. 
» Je vous décrirai maintenant la marche que jai suivie en les en- 
terrant. Étant si éloigné de tout secours en cas d’accident, je crus que 
mon principal soin devait être de préserver mes thermomètres de tout 
danger. Je pris donc des vases de terre poreuse, percés de petits trous 
sur toute leur surface. Ces vases furent placés à la profondeur qui leur 
convenait (12 février 1842) ; ensuite les boules des thermomètres avec 
leurs garnitures en bois, ont été descendues dans les vases, et on a 
versé un sable fin à l’entour. Un tube d’étain un peu plus large que 
la bare en bois à laquelle la tige du thermomètre est attachée, fut 
ensuite descendu sur chaque instrument pour le protéger ; on le rem- 
plit également d’une terre fine. On combla ensuite de terre les trous 
faits dans le sol, et on tassa de manière à avoir un terrain compacte 
1 Les thermomètres ont été suspendus d’abord dans l'observatoire et comparés, depuis décembre 
1841 jusqu’en janvier 1842, avec un thermomètre étalon de Troughton et Simms. On a trouvé 
ainsi que : 
Le n° 1 ou le thermomètre de 12 pieds, par des comparaisons faites 12 fois en 24 
heures pendant 29 jours, ou par 348 comparaisons , était plus bas que le thermo- 
Matréelon de,“ . . «à Aie ee e cerrsbeUs. + ele OIIPOIRU 
Le plus plus grand écart de cette moyenne pendant les comparaisons individuelles , a 
été de: 55 friend red rente ve res lt AT ea Nina HS SES 064 Er 
Le n° 2 ou le thermomètre de G pieds, par un même nombre de comparaisons , s’est 
{TOUTE op bas de 4 à . ee se Dao NT At l12 8 
Leplus grand écartia étédle hu. ei eme ciao) ah net ant bhci11060D6 2x 
Le n° 5 ou le thermomètre de 3 pieds, s’est trouvé trop bas de : :. : . . . . . 2,922 » 
Le plus grand écart a été de" 4 4 5,0 RAT ORNE.) SAONE 
