. (79) 



Lcs experiences quc jc publicrai sur d'autres substances aniinales erileveront les doutes 

 qu'on aura peut-etrc, et que j'ai eus moi-meme , sur la grandeur du poids de I'atome de la 

 chondrinc. Elle n'est pas le seul exemple de ce genre. (Extrait du Natuur- en Scheikundig 

 Arc f tiff , Dcel 5 ct Deel 6.) 

 6 ^ . ;> o, 01- Jo T.'w'fcvT K 



r,BiooO]3 '""'DOT / r..L' .nils , 01 i-> f, m '"\\ 



SUR LA MANIERE DE DETERMINER LE NITROGENE DANS LES ANALYSES ORGANIQUES, 



PAR 



.,-)-.- i; ; '| fur. ,-u !. >.i,-.(i .oniJuuiM! &l JouiJooo fls'up yJrJfir.itp 



G. J. MULDER. 



La maniere de determiner le nitrogene , dans un appareil rempli d'air atmospherique , dans 

 lequel on note le gaz avant et apres la combustion d'une matiere organique , melee d'oxyde 

 euivrique, peut donner un exces de gaz, par une quantite d'acide carbonique restee dans 

 le tube a combustion. M. Liebig y a heureusement remedi6 en logeant dans la partie poste- 

 rieure du tube un pcu de chaux hydratee. L'eau, chassee p.ir le feu, porte tous les gaz sur 

 la potasse et 1'acide carbonique se trouve completement absorbe. 



Entre les causes d'erreur par lesquelles on obtient trop peu de gaz . on compte surtout la 

 formation de 1'oxyde nitriquc, qui se convertit en acide nitreux par 1'oxygene de l'air de 1'ap- 

 pareil , ou bien la production immediate de 1'acide nitreux, absorb6 par la potasse. On a 

 dans ce cas une perte double , et de 1'oxygene de Pair et du nitrogene du corps brule. Des 

 tubes tres-longs , remplis dans leurs parties antdrieures de cuivre metallique , suffisent pour 

 prevenir cet inconvenient, surtout en procedant tres-lentement dans la combustion de la 

 matiere. 



Mais en augmentant le cuivre metallique on produit une autre source d'erreur, qui n'est , 

 du reste , jamais sans influence, quoique la quantite du cuivre soil fort petite. En chauffant 

 le cuivre dans I'air il absorbe dc 1'oxygene et s'oxyde. Fait- on 1'experience dans un appareil 

 ferme , on voit que la quantite d'air en diminue , d'autant plus que la quantite de cuivre est 

 plus grandc et que I'air a un acces plus libre au cuivre incandescent. 



Quant a la maniere de determiner le nitrogene dans des appareils clos , on commence a 

 rougir le cuivre, a contact de I'air de 1'appareil, avant de bruler la matiere organique. 

 L'oxygene de I'air se trouve done absorbe. Apres que la combustion de la matiere est ter- 

 minee , Tair rentre dans le tube a combustion des que le feu s'eteint; le cuivre, encore 

 rouge obscur, absorbe de nouvcau de 1'oxygene. 



Quoiqu'on ne puisse former aucun doute que cette cause ait une grande influence sur la 

 quantite du nitrogene, mesuree apres la combustion d'une matiere organique, j'en donncrai 

 cependant un exemple direct. 



Un tube a combustion ordinaire fut reinpli de cuivre divise et muni d'un tube , pour con- 

 duire le gaz sous une cloche divisee ; tout etait rempli d'air atmospherique. A 757, mm 2 et 

 16,5 dans tout 1'appareil se trouvaient 204 ctm. cubes d'air. Le tube fut entoure pendant 



