24 OBSERVATIONS 



RESUME 



Des observations meteorologiques, faites en 1848, d S'-Trond, 

 par M. J.-H. VAN OYEN , 



Profcsseur dc physique an Petit-SominairD. 



Le barometre qui a servi aux observations suivantes , est un barometre , selon 

 Fortih, a fond de cuvette mobile (le n 251 d'Ernst); des comparaisons nom- 

 breuses, que je dois a la complaisance de M. le directeur de 1'Observatoire royal 

 de Bruxelles, ont donne : 



Barometre du seminaire de S'-Trond (Ernst, n251) = barometre de 1'Obser- 

 vatoire de Bruxelles O mm ,181; ce qui porte la correction de 1'instrument a 

 _|_0 n "",645, puisque le barometre de 1'Observatoire donne des indications de 

 O mm ,462 au-dessous de la hauteur absolue. Toutes les hauteurs observees sont re- 

 duites a la temperature 0, et ont subi la correction constante de -J-Q^ftlS. 



L'instrument se trouve dans une salle spacieuse donnant vers le Nord et n'offrant 

 que tres-peu de variations de temperature diurne; sa cuvette se trouve a 59,47 

 metres au-dessus du niveau moyen des mers, et a 5,47 metres au-dessus du sol de 

 la station du chemin de fer a S*-Trond. 



Les temperatures de 1'air sont donnees par un thermometrographe de Beaulieu, 

 et sont observees a 1'echelle des maxima. Le zero de 1'echelle des minima se 

 trouve a la glace fondante et celui des maxima a trois dixiemes de degre au-des- 

 sous de ce point; cette erreur de 1'echelle va en augmentant legerement avec les 

 degres, ainsi qu'il a etc constate par des observations comparatives avec le ther- 

 mometre Bunten, de 1'Observatoire royal de Bruxelles, observations que je dois 

 egalement a 1'obligeance de M. le directeur Quetelet; les temperatures observees 



