( F*a ) 



compteurs prcdents ; 



Nombre de becs . Dure de 20 oscillation?. Produits. 



I 3l'20 3l'2" 



7 3.35 ,6 27 .9 



puis, le fil du rgulateur tant allong de 8 millimtres, 



i i3' ." i3V 



7 a.35,4 20.8 



Une position peu prs intermdiaire aurait donc rendu les produits gaux. 

 Il est facile d'obtenir cette position par quelques ttonnements, mais il est 

 , bon de remarquer que les erreurs sont toujours plus craindre sur les vi- 

 tesses trs faibles qu'avec les courants rapides. Les variations de temprature 

 de la chemine ont plus d'influence dans le premier cas que dans le second. 



Ce qui prcde suffit pour montrer comment un compteur peut tre 

 rgl, c'est--dire amen faire un nombre constant d'oscillations quand 

 il passe un mme volume de gaz, quelle que soit la vitesse du courant. 



Cela ne suffirait pas pour rendre comparables plusieurs compteurs dif- 

 frents, c'est--dire pour que le nombre d'oscillations relatif un mme 

 volume de gaz ft gal pour tous les compteurs, aprs que chacun d'eux 

 aurait t rgl sparment. 



Cette galit ne pourrait tre obtenue directement que par une exac- 

 titude d'excution qui lverait le prix des appareils II est bien mieux 

 que l'on puisse y arriver, mme avec des appareils assez grossiers, l'aide 

 de quelques essais et d'une dernire disposition dont nous n'avons pas en- 

 core parl. 



Elle consiste en ce que le tuyau qui apporte le gaz froid la boule 

 suprieure du pendule, se bifurque avant de dboucher prs de cette 

 boule; la branche que nous appellerons drivatrice, conduit directement 

 aux becs une partie du gaz affluent qui ne traverse plus la chambre du 

 compteur o le pendule oscille. 



Or l'ouverture de.cette branche drivatrice est variable. Un dia- 

 phragme, que conduit une vis, permet de l'ouvrir ou de la fermer en 

 totalit. Ferme, tout le gaz froid agit sur la boule suprieure; ou- 

 verte, il ne lui en arrive qu'une partie. 



Mais le nombre des oscillations ne dpend pas moins du refroidis- 

 sement de cette boule que de l'lvation de temprature de la boule inf- 

 rieure. 



