( i54 ) 



Nous avons d nous assurer, et nous nous sommes assurs en effet, 

 qu'une variation de pression, suprieure celles qui ont lieu ordinaire- 

 ment, n'a qu'une trs faible influence sur les indications du compteur, 

 bien que la communication de chaleur par les gaz dpende de leur 

 lasticit. 



Nous avons galement reconnu qu'une lvation assez forte dans la 

 temprature du gaz affluent, ne modifiait que trs peu les oscillations; elles 

 ne dpendent sensiblement que de la diffrence de temprature des deux 

 courants intrieurs. 



Les expriences que nous avons rapportes sont loin sans doute d'tre 

 compltes; elles ont t entreprises diffrents jours, avec diffrents comp- 

 teurs, chacune dans le but de constater des faits diffrents. Il aurait fallu 

 plus de temps encore pour coordonner et lier entre eux les rsultats; car, 

 dans un appareil aussi compliqu, toutes les parties ragissent les unes sur 

 les autres. 



Si maintenant on nous demande de fixer une limite aux erreurs de 

 l'appareil , nous croyons pouvoir dire qu'elles ne dpasseront pas un dixime 

 des quantits que l'on mesure. Moyennement, elles n'atteindront pas mme 

 cette limite, surtout si les becs ne sont pas trop frquemment teints et 

 rallums; car, dans les premires minutes, peut-tre dans le premier quart 

 d'heure de la combustion, la chemine n'a pas encore atteint la temp- 

 rature permanente qu'elle doit conserver ensuite. 



En rsum , le compteur de M. Clegg est ingnieusement dispos. Si 

 la complication des effets a quelque chose d'effrayant au premier coup 

 d'oeil , en l'examinant attentivement on n'aperoit pas de causes d'alt- 

 ration notables. Il estd'une installation facile, et l'on peut toujours s'assurer, 

 sans toucher aux pices intrieures, si l'appareil qui rgle les tempratures 

 fonctionne convenablement; mais il faut que cette vrification soit faite, 

 et qu'elle porte non-seulement sur le plus grand et le plus petit nombre 

 de becs que le compteur doit alimenter, mais sur les nombres interm- 

 diaires; il faut enfin que jamais un compteur ne soit appliqu un 

 nombre de becs qui dpasse les limites entre lesquelles on l'aura ainsi 

 vrifi. 



La Commission, aprs avoir indiqu quelles conditions le nouveau 

 compteur peut tre utilement employ, propose l'Acadmie de remercier 

 M. Osmonl de cette communication. 



Les conclusions de ce Rapport sont adoptes. 



