COMPTE RENDU 



DES SANCES 



DE L'ACADMIE DES SCIENCES. 



SANCE DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 1840. 

 PRSIDENCE DE M. SERRES, VICE- PRSIDENT. 



MEMOIRES ET COMMUNICATIONS 



DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE. 



chimie optique. Sur la construction des appareils destins observer 

 le pouvoir rotatoire des liquides ; par M. Biot. 



Plusieurs chimistes franais et trangers s'tant trouvs arrts dans 

 des expriences de chimie optique par les imperfections des appareils 

 dont ils faisaient usage, et par l'incertitude o ils taient sur la manire 

 de les employer, il m'a sembl utile de spcifier ici, dans nos Comptes 

 rendus , diverses conditions que ces appareils doivent remplir, et aussi 

 quelques prcautions qu'il faut prendre pour en obtenir des rsultats exacts. 

 Ce sont des choses trs faciles, et qu'une pratique persvrante apprendrait 

 bientt un physicien exerc; mais elles sont indispensables, car la rus- 

 site est impossible si l'on ne s'y astreint pas. 



L'ensemble de l'appareil est fort simple. La lumire blanche des nues 

 est d'abord reue sur la premire surface d'un verre noir plan et poli, qui 

 la renvoie dans un tuyau muni de diaphragmes intrieurs, suivant une 

 direction telle, que le faisceau ainsi isol, et transmis par les diaphragmes, 

 se trouve polaris par rflexion aussi compltement que possible. Ce fais- 



C. R. , 1840, 3 me Semestre (T. XI, I\ iO./ 6 



