(4i8 ) 



le nom de Chimie optique. Mais il me reste dcrire plusieurs prcau- 

 tions de dtail indispensables pour que ls expriences russissent, et 

 fournissent des lments de calcul exacts. Tel est mme le but principal de 

 cet crit. Supposant donc l'ensemble de l'appareil suffisamment connu par 

 la description gnrale rappele plus haut-, je vais successivement passer 

 en revue ses diverses parties , en indiquant les conditions de prcision qu'il 

 faut leur donner pour qu'elles ralisent convenablement les effets qu'elles 

 sont destines produire ; et je m'aiderai au besoin de figures pour la 

 clart de l'exposition. 



I. Miroir rflecteur. 



v Ce miroir est destin jeter dans le tuyau de l'appareil un faisceau 

 dli de lumire blanche des nues, aprs l'avoir polarise par rflexion. 

 Cela exige que sa surface rflchissante forme avec l'axe du tuyau un angle 

 d'environ 35 3o'. On le rend donc mobile autour d'un axe horizontal 

 faisant corps avec le tuyau, de manire que l'on puisse l'amener dans cette 

 position, et l'y fixer par une visqui l'arrte. Pour rgulariser cette opra- 

 tion, la plupart des artistes adaptent autour de Taxe de rotation un cercle 

 divis que le miroir entrane en tournant, et dont il amne successivement 

 les divisions devant un index fixe, lequel doit rpondre o quand le plan 

 du miroir se trouve dirig suivant l'axe du tuyau. De sorte qu'en faisant 

 tourner ce plan jusqu' ce que la division 35 3o' arrive devant l'index, on 

 le suppose dirig convenablement pour que le rayon rflchi dans le tuyau 

 soit polaris. Mais cette disposition est trs imparfaite, et souvent fautive. 

 Car, d'abord, l'angle de polarisation, sur le verre dont ils font usage, est 

 rarement tel qu'ils le supposent, ou qu'ils le marquent dans leurs cons- 

 tructions. Puis, le mouvement de la main est trop grossier pour amener le 

 miroir dans sa position prcise, et il s'en carte toujours quelque peu lors- 

 qu'on serre la pince qui doit le fixer. Enfin, la polarisation d'un rayon blanc 

 ne peut jamais tre complte, cause de l'ingale rfrangibilit des rayons 

 lmentaires qui le composent; de sorte qu'aprs s'tre guid sur l'index 

 pour amener le miroir prs de la position la plus favorable, il faut pouvoir 

 ensuite lui i mprimer de trs petits dplacements, alternativement contraires , 

 l'aide d'un mouvement de vis, pour reconnatre cette position par ses effets 

 mmes, c'est--dire en analysant le rayon rflchi , au moyen du prisme bir- 

 fringent, et arrtant fixement le miroir, lorsque la polarisation observe de 



