(4o) 



son ensemble est la pluscomplte. M. Cauchoix a ralis toutes ces facilits 

 dans les appareils qu'ilacontruits pour moi , en adaptant sous la monture du 

 miroir, fig. r, 







une tige de vis CV, tournant charnire en C, et passant librement 

 dans un anneau AA port par le prolongement du miroir. La portion de 

 la tige comprise entre le point d'attache C, et l'anneau AA, est entoure 

 d'un ressort boudin assez fort pour tendre toujours repousser ner- 

 giquement le miroir, et le faire tourner ainsi autour de son axe de ro- 

 tation. Mais cette tendance est contrebalance, et son effet rgl, par un 

 bouton crou BB, qui se visse au prolongement extrieur de la tige, 

 de l'autre ct de l'anneau A; ce qui permet de modifier l'inclinaison du 

 miroir sur l'axe du tuyau , par des mouvements aussi lents qu'on peut le 

 dsirer, en le laissant toujours fix de lui-mme au point o on l'aban- 

 donne. J'ai employ, et j'emploie encore de ces appareils, qui, une fois bien 

 rgls, sont rests fixes pendant huit ou dix annes conscutives sans 

 avoir besoin d'aucune rectification. 



La lumire des nues est prfrable toute autre par sa blancheur. 

 Dans nos climats du Nord , o le ciel est trop souvent sombre, il y a de 

 l'avantage disposer l'appareil de manire qu'il la reoive du ct du 

 midi, o elle est habituellement le plus intense. Mais, aprs l'avoir ainsi 

 tabli fixement, comme on verra tout- -l'heure qu'il faut le faire, il faut 



