( ** ) 



clairer, par rflexion rayonnante, le cercle divis. Alors, quand on a con- 

 duit l'alidade mobile sur un certain arc de dviation, on ouvre la porte, 

 juste autant qu'il le faut pour recevoir la faible lueur ncessaire la lec- 

 ture ainsi qu' la transcription des rsultats; puis on la referme aussitt, 

 en conservant la pupille l'tat de dilatation que lui a imprim l'obscu- 

 rit , et qui la rend plus dlicatement sensible aux impressions du faisceau 

 polaris qu'elle tudie. 



II. Table qui porte tout l'appareil. 



Cette table, construite solidement, en bois noirci, doit tre fendue 

 dans toute sa longueur par une rainure, dans laquelle s'insrent les pieds 

 des tiges mtalliques qui portent le tuyau avec le miroir rflecteur, le 

 cercle divis, et enfin les supports fourchettes sur lesquels on pose les 

 tubes d'observations. Comme toutes ces tiges doivent tre amenes exacte- 

 ment dans le mme plan vertical qui contient le rayon rflchi, il faut 

 que la rainure soit assez large pour laisser un certain jeu de mouvement 

 latral qui permette d'effectuer exactement cette concidence. Quand elle 

 est opre, on serre les pieds des tiges contre la table par des vis de pres- 

 sion qui les fixent invariablement. La hauteur de la table doit tre telle # et 

 tellement combine avec l'inclinaison du tuyau sur l'horizon , que l'exp- 

 rimentateur, plac derrire le prisme birfringent, le trouve la hauteur 

 de son il , soit en se tenant debout , soit en restant assis, ce qui vaut en- 

 core mieux , les observations tant toujours d'autant meilleures qu'il prou- 

 vera moins de gne. Le support du cercle divis, et ceux qui sont destins 

 recevoir les tubes, doivent tre susceptibles de variation dans le sens vei- 

 tical pour s'accommoder l'inclinaison donne au tuyau qui contient le 

 rayon rflchi. Jl faut d'ailleurs que toutes ces pices adhrent la mme 

 table, afin qu'un drangement accidentel survenu par un choc les main- 

 tienne toujours dans les mmes positions relatives, ce qui n'aurait pas 

 lieu si on les tablissait sur des tables spares. 



III. Prisme birfringent. 



Ce prisme doit tre tel, qu'un rayon de lumire naturelle en s'y rfrac- 

 tant se rsolve seulement en deux faisceaux polariss dans des sens rectan- 

 gulaires. La manire la plus simple, ainsi que la plus sre, de remplir cette 

 condition, m'a paru tre la suivante. Ayant choisi un petit rhombode de 



C. R., t84o, a"" Semestre. (T. XI, N 10.) 67 



