( 4^4 ) 



parvient jamais tailler et combiner ainsi des prismes cristalliss dans des 

 directions telles, qu'il n'en rsulte rigoureusement que deux images finales. 

 On en voit toujours quatre, dont deux, la vrit trs faibles, deviennent 

 sensibles dans des preuves dlicates. Elles le sont surtout ici pour l'ob- 

 servateur plac dans une complte obscurit, et elles troubleraient toute 

 l'exactitude des rsultats qu'il s'agit de dterminer. On vite avec sret 

 cet inconvnient capital par la construction que j'ai indique plus haut , et 

 je n'en connais pas qui prsente aussi bien cet avantage. On a aussi es- 

 say quelquefois de remplacer le prisme birfringent par une plaque de 

 tourmaline. Mais, lorsqu'une telle plaque est assez paisse pour absorber 

 compltement l'un des deux faisceaux intrieurs qui s'y forment, et pour 

 transmettre ainsi l'autre polaris en un seul sens, elle est toujours assez 

 colore pour dnaturer compltement les teintes de ce faisceau transmis, 

 qui sont ici un lment important d'observation. 



IV. Manire de rgler l'appareil. 



Ls dispositions prcdentes tant admises, il faut d'abord donner au 

 rayon rflchi l'tat de polarisation le plus complet qu'il puisse recevoir. 

 Pour cela on amnera le miroir rflecteur dans la position marque par 

 l'artiste comme produisant approximativement cet tat. Puis, on inclinera 

 le cercle divis qui porte le prisme, jusqu' ce que son plan devienne 

 exactement perpendiculaire l'axe du tuyau qui contient le rayon r- 

 flchi, ce qui rendra ce rayon perpendiculaire la face naturelle du 

 prisme birfringent. Alors l'observateur s'enfermera dans le cabinet obs- 

 cur; et, sans s'inquiter du zro des divisions, il fera tourner l'alidade 

 mobile, jusqu' ce que l'image extraordinaire E soit, sinon absolument 

 nulle, du moins le plus faible qu'il 'est possible. Quand il aura bien cons- 

 tat cette position, un aide plac au dehors, tournera doucement le bou- 

 ton BB qui retient le miroir rflecteur, Jig. i , de manire faire varier 

 tant soit peu le plan de ce miroir autour de la position approximative 

 qu'on lui avait d'abord donne; et l'observateur, tudiant la polarisation 

 du rayon dans chacune de ces positions successives, reconnatra bientt 

 celle o elle est le plus complte , par la condition que l'image extraordi- 

 naire y soit le plus compltement teinte. Alors le miroir rflecteur res- 

 tant ainsi fix, l'observateur ouvrira la porte du cabinet pour amener l'in- 

 dex de l'alidade mobile sur le zro des divisions, ce qui entranera le 

 prisme birfringent; puis, la maintenant dans celte position, et ayant 



