( 4*5 ) 



rtabli l'obscurit, il fera cette fois tourner le prisme seul dans sa mon- 

 ture, jusqu' ce que l'image E disparaisse de nouveau. Alors il consta- 

 tera par une dernire preuve que l'inclinaison donne au miroir est dfi- 

 nitivement la meilleure, ou il l'y fera amener s'il en est besoin; et ceci 

 reconnu, il fixera invariablement le prisme sur l'alidade par une vis de 

 pression destine cet usage. 



Si les oprations manuelles pouvaient tre tout--fait rigoureuses, l'ap- 

 pareil ainsi rgl amnerait toujours la section principale du prisme dans le 

 plan de rflexion quand l'alidade marquerait o;et alors le zro de la pola- 

 risation primitive conciderait exactement avec le zro des divisions traces 

 sur le cercle. Mais cet accord n'aura jamais lieu avec une entire rigueur. 

 Pour dterminer le petit cart qui a pu rester encore, l'observateur tour- 

 nera l'alidade, successivement vers sa droite et vers sa gauche, en l'arrtant 

 dans la position o l'image E est le plus compltement teinte. Et, comme sa 

 disparition subsiste sur une certaine tendue d'arc o elle est seulement in- 

 sensible, il dterminera les limites de cet espace par des essais ritrs, au 

 nombre de quinze ou vingt, aprs chacun desquels il se redonnera assez de 

 clart pour lire et noter la division laquelle l'index de l'alidade s'arrte. 

 La moyenne de ces dterminations, qui seront toujours extrmement peu 

 diffrentes les unes des autres, lui donnera la vraie position du zro de 

 son appareil une petite fraction de degr prs; et il faudra rpter cette 

 vrification de temps en temps, comme on rpte celles des instruments 

 d'astronomie, pour tenir compte des petits drangements que les diff- 

 rentes parties de l'appareil auraient pu prouver, par l'effet de leurs rac- 

 tions mutuelles ou des variations de la temprature ambiante. Le point 

 zro ainsi fix, sera l'origine partir de laquelle il faut compter les arcs de 

 dviation rellement oprs dans les diverses expriences. Il en rsultera 

 ainsi une petite correction faire aux arcs immdiatement lus sur le cer- 

 cle, pour ramener les dviations leur valeur vritable, compte de ce 

 point. Si d'ailleurs tout l'appareil est bien rgl, lorsqu'on tournera l'ali- 

 dade mobile sur toute la circonfrence du cercle divis, les images ordinaire, 

 extraordinaire, O, E, devront alternativement s'vanouir dans les quatre 

 quadrans compts partir du point zro ainsi dtermin; et il faut avoir 

 bien soin de constater qu'il en est ainsi, dans les limites d'exactitude que 

 ce genre d'observation comporte. 



Ce mme mode de dtermination par des limites de visibilit, devient 

 ncessaire, toutes les fois que l'on veut mesurer des dviations travers le 

 verre rouge, parce que l'image extraordinaire dvie E reste pareillement 



