(4*7) 

 que l'on veut conserver long-temps en observation sans risquer que leur 

 puret s'altre. Ils sont galement ferms leurs extrmits par des glaces 

 polies faces parallles. Mais, dans les premiers, ces glaces sont fixes par 

 un lut de cruse, ou par un mastic, des bouchons de cuivre rods int- 

 rieurement, que l'on peut sparer des tubes pour vider ceux-ci et les 

 nettoyer l'intrieur. Au lieu que les tubes en verre reoivent temporaire- 

 ment leurs obturateurs de glace, qu'on y fait seulement adhrer avec une 

 lgre couche de quelque lut, form d'un mlange de cire et d'huile grasse, 

 ou de gomme , ou d'essence de trbenthine paissie. Dans tous les cas , il 

 faut constater avec soin que les obturateurs ainsi employs n'exercent 

 aucune action polarisante qui leur soit propre; et si l'on en trouve qui 

 soient dous de cette proprit par un effet de trempe, il faut les rejeter, 

 ou les faire recuire pour la leur ter absolument. 



> Lorsqu'on veut faire usage des tubes en verre, on fixe d'abord un 

 obturateur leur extrmit infrieure, puis on tend une couche presque 

 imperceptible de lut sur leur bout suprieur qui est encore dcouvert. 

 On verse alors doucement le liquide que l'on veut observer, jusqu' ce 

 qu'il les dborde extrieurement par un petit mnisque capillaire. On 

 crase ce mnisque en appliquant le second obturateur, ce qui laisse l'in- 

 trieur du tube compltement plein , sauf quelque trs petite bulle d'air 

 qui parfois y reste, mais qui n'empche nullement les observations. Ce 

 systme est alors introduit dans une enveloppe de cuivre de pareille lon- 

 gueur, qui se ferme par un bouchon vis, perc d'une ouverture circu- 

 laire pour laisser le passage libre aux rayons lumineux transmis travers 

 le liquide. Le bout infrieur du tube envelopp est perc de mme. Le 

 bouchon viss vient appliquer sa tte sur l'obturateur suprieur, et le main- 

 tient en contact, ainsi que l'oppos, par la pression qu'il exerce. Quand le 

 liquide introduit ne ronge pas le cuivre, on met d'avance le tube, muni de 

 son premier obturateur, dans l'enveloppe avant de le remplir; la petite 

 portion qui dborde toujours quand on le ferme tant alors sans in- 

 convnient. 



Il faut avoir ainsi des tubes de diverses longueurs, comme de diff- 

 rents calibres, les plus fins pour les liquides les plus rares dont on n'a 

 qu'une trs petite quantit. J'en ai employ de tels o quelques grammes 

 de liquide occupent plus d'un dcimtre de longueur. Mais l'observation 

 est plus facile quand on peut les employer un peu moins troits. Lorsque 

 le rayon polaris s'y propage , il s'opre invitablement sur leurs parois 

 internes des rflexions partielles qui sont assez incommodes. On les vite 



