( 4*9 ) 

 ainsi le tube compltement rempli, on tourne le bouchon suprieur, ce 

 qui ferme la petite ouverture et retient le liquide seul emprisonn. Alors 

 on mesure, avec un bout de dcimtre divis, la longueur de course qui reste 

 encore entre l'orifice du bouchon infrieur et son indice circulaire de refus; 

 et si cette longueur est H, l'paisseur totaleduliquidecomprisentreles faces 

 intrieures des obturateurs est videmment T-f-A D-f-A' D'+H; 

 de sorte qu'elle est toujours exactement connue. J'ai peine besoin de dire 

 qu'ici, comme dans les tubes en verre, on peut introduire, dans les par- 

 ties dj verses du liquide, des diaphragmes ressort, pour prvenir les 

 rflexions sur les parois internes des tubes employs. 



VI. Des supports fourchettes destins porter des tubes d'observation. 



Ces supports sont reprsents Jig. 4: 



3> 



8 



ils se composent intrieurement d'une tige mtallique , dont le pied s'in- 

 sre, et se fixe vis, dans la rainure de la table, aprs qu'on l'a dirige 

 exactement dans le plan o s'opre la rflexion. Cette opration, assez 

 dlicate, ne peut s'effectuer utilement qu'aprs avoir lev la hauteur 

 du rayon rflchi les fourchettes qui les terminent, et les avoir incli- 

 nes par un mouvement de charnire qui leur est propre, sur la di- 

 rection de ce rayon. Quand on les a disposes ainsi approximativement , 

 on y place un des plus longs tubes d'observation vide, et l'on achve 

 de les ajuster de manire que le rayon rflchi parcoure exactement 

 le tube suivant son axe central. Ce rsultat obtenu, on serre les vis qui 

 fixent les pieds des supports ainsi que les charnires, et l'on constate 

 de nouveau que l'exactitude de la transmission rectiligne s'est conserve. 

 Comme il serait fort pnible de recommencer cette rectification dlicate 

 chaque fois que l'on change de tube, on l'vite d'abord, pour les tubes 



C. R. , ,84o, ,"" Semestre. CV. XI , N *0.) 58 



