RESUME 



DES 



OBSERVATIONS SUR LA METEOROLOGIE ET SUR LE MAGNETISME TERRESTRE 



Faites a 1'Obsti vatoire royal de Brusellcs , en 1850, el comnauniqudes par If. directeur, A. QUETELET. 



Pression atmosplierique. Le barometre qui a servi aux observations est a 

 niveau constant; il est place dans une salle spacieuse, dont les fenetres sont diri- 

 gees vers le nord , et dont la temperature est fort egale. La cuvette de 1'instrument 

 se trouve a 59 metres environ au-dessus du niveau de la mer. 



Ce barometre est le n 120 d'Ernst; il a etc place en 1842. Des comparaisons 

 faites avec soin par MM. Delcros et Mauvais, a Paris, ont donne : 



Barom. 120 Ernst = hauteur absolue O mm ,462. 



Les nombres des tableaux sont tels qu'ils ont ete obtenus par 1'observation , apres 

 avoir subi toutefois la correction pour elre ramenes a de temperature centigrade. 

 Ainsi , pour rapporter les observations de Bruxelles au barometre etalon , il faudra 

 ajouter O mm ,46 aux nombres donnes dans nos tableaux. Cette correction totale ren- 

 ferme la depression due a la capillarite , Ferreur du zero du thermometre et celles 

 qui pourraient provenir d'autres imperfections de 1'instrument. 



Temperature de fair. La temperature de 1'air a ete determinee par un ther- 

 mometre centigrade de Bunten , qui donnait des indications trop basses de 0,3, en 

 sorte que les nombres du tableau de la temperature de 1'air doivent tous etre aug- 

 mentes de cette valeur , car c'est le meme thermometre qui marque les maxima et 

 les minima de temperature, au moyen d'index, que Ton descend chaque jour a midi. 



Pour les minima, il y a une autre correction a faire prealablement, afm de rap- 

 porter les nombres observes a 1'echelle de la colonne des maxima (c'est a cette 

 derniere colonne que Ton observe les temperatures ordinaires). Pour la partie posi- 

 tive de 1'echelle, la correction est de 0,1; pour la partie negative, la correction 

 est plus forte et croit a peu pres graduellement jusqu'a -f- 0,8 pour 18 a 19 degres 

 au-dessous du zero de 1'echelle. 



Le thermometre est suspendu librement au nord et a 1'ombre, sans avoir de 

 communication ni avec les murs ni avec les fenetres , a la hauteur de 3 metres en- 

 viron au-dessus du sol. 



Humidile de 1'air. L'etat hygrometrique de 1'air a ete observe au moyen du 

 TOME XXVI. 2 



