86 



a quelques pouces de distance 1'un cle 1'autre, de ma- 

 mere a ce que les boules et une petite portion des tubes 

 soient libres. La boule d'un des tbermometres est en- 

 touree d'tm tissu tres fin , dont I'extrcmite plonge dans 

 1'eau; 1'action eapillaire fait monter le liquide, et la boule 

 se trouve constamment bumide. 



Les observations doivent etre faites, autant que pos- 

 sible,^ 1'ombre, et surtout al'abri de forts courans d'air, 

 qui bateraient Pevaporation'. II est evident qu'en faisant 

 abstraction de la chaleur que 1'air communique au tber- 

 mometre humide, celui-ci baissera jusqu'a ce que la 

 vapeur qui se forme aitacquis une force elastique egale 

 a celle dela vapeur deja contenue dans l'air;car, plus la 

 temperature de 1'enveloppe humide s'abaisse, plus la 

 tension de la vapeur qu'elle produit diminue; et lorsque 

 cette tension est en equilibre avec celle de la vapeur 

 atmospberique , le refroidissement cesse; un plus grand 

 abaissement de temperature provoquerait un depot de 

 rosee. Mais la cbaleur del'air se porte sur le tbermome- 

 tre,et tend a ramener sa temperature, ainsi que celle de 

 la coucbe d'eau qui 1'enveloppe et de la vapeur qui s'y 

 forme, au meme degre que 1'air ambiant. De ces deux 

 actions opposees , Tabsorption de la cbaleur resultant de 

 Feyaporation et 1'introduction du calorique de 1'air, re- 

 suite la stabilite du tbermometre : elle a lieu lorsque la 

 quantite de cbaleur qu'il perd est egale a celle qu'il 

 recoit. 



M. de la Foye donne des formules tres simples 

 pour determiner avec la plus grande rigueur la force 

 elastique de la vapeur contenue dans Fair, et fait con- 



