( 323 ) 



65. Afin d'avoir des sources d'electricite toujours corn- 

 parables et d'une Constance parfaite, j'ai employe deux 

 couples thermo-electriques formes de metaux qui ne su- 

 bissent aucune al teration dans les conditions oil ils devaient 

 etre places. Les melaux sont le platine et le cuivre purs et 

 parfaitement recuits; j'ai evite tout metal etranger en reje- 

 tant les soudures. Les fils de platine n 2 et de cuivre n 5, 

 ceuxde platine n 3 et de cuivre n 2, ont ete tordus dans 

 un etau sur une longueur de O m ,010; puis, apres avoir 

 lie avec du fil de cuivre plus fin et bien recuit ces surfaces 

 de contact , on les a plongees dans des quantites egales dc 

 mercure pur destine a egaliser promptement la temperature 

 dans toute leur etendue. Le mercure est renferme' dans 

 deux eprouveltes de verre d'Allemagne, de dimensions 

 egales et prises au meme tube : des bouchons fixes de dis- 

 tance en distance separent les deux fils de chaque couple. 

 Les eprouvettes reunies par une lame de plomb deslinee a 

 les maintenir verticales et paralleles, plongent dans un 

 reservoir de cuivre etame moitie plein d'une solution de 

 chlorure de calcium dans 1'eau. Enfin une lampe a double 

 courant maintient ce bain a une temperature constanle 

 indiquee par un excellent thermometre etalon gradue sur 

 son propre tube. 



C6. Toutes les communications des extremiles des cou- 

 ples avec le rheometre , s'effectuenl par le moyen des pinces 

 avis de M. Poggendorff , qui ont 1'avantage d'assurer un con- 

 tact excellent sans ressort ni mercure. Ce sont des paral- 

 lelipipedes massifs de cuivre pur , dans lesquels on a perce , 

 de part en part, trois ouvertures cylindriques paralleles que 

 des vis de pression parcourent perpendiculairement a leur 

 axe. 



07. Pour allonger le circuit du couple de longueur va- 



