SUR L'ELECTRICITE DE L'AIR. 35 



Ics indications qu'il donnera par son elevation ou son abaissement, ne 

 dependront que de 1'infl uence de 1'eiectricite atmospherique, et pourront 

 par consequent lui servir de rnesure. Ce precede est celui que M. Peltier 

 emploie dans ses observations re"gulieres, et il parait tre, en effet, le 

 seul convenable pour appre*cier la varie'te' des tensions electriques de 

 tous les moments. Lorsque ce savant veut faire une observation , il monte 

 sur une terrasse , et place d'abord son eiectrometre sur une tablette 

 eievee d'un metre et demi; il l'6quilibre ensuite en touchant la tige, 

 dans la partie la plus inferieure, avec un 111 me'tallique; puis il redes- 

 cend dans un cabinet place* au-dessous de la terrasse , et y depose 1'in- 

 strument, charge" d'une eiectricite oppos^e a celle de 1'atmosphere, sur 

 une tablette qui lui est destine*e , ou il en fait enfm la lecture. Cette se>ic 

 d'ope"rations se fait avec une grande rapidite et ne demande pas huit 

 secondes. 



M. Peltier remarque qu'il ne faut se servir, pour ces experiences, 

 que d'une boule de 7 a 8 centimetres de diametre , et ne pas donner a 

 la tige de 1'eiectrometre plus de cinq decimetres; il prefere meme n'en 

 donner que trois ou quatre. Une tige plus longue diminue la sensibilite 

 de I'instrument , parce que 1'eiectricite coercee a son extremite supe- 

 rieure , laisse a celle de nom contraire le reste de la longueur pour s'y 

 distribuer ; de sorte que plus la tige est longue , moins la part qui en 

 revient aux feuilles d'or ou & 1'aiguille est grande. Au lieu d'eiever I'in- 

 strument, il prefere 1'abaisser au-dessous du point d'equilibration, 

 parce qu'il n'est pas commode, et que souvent meme il est impossible, 

 de lire exactement le nombre de degres que 1'appareil indique, dans les 

 temps charges de vapeurs resineuses, ou il faudrait 1'eiever d'un ou de 

 deux metres au-dessus du meme point. M. Peltier remarque cependant 

 que la divergence des feuilles ou la deviation de 1'aiguille de son eiec- 

 trometre, est moins considerable en descendant I'instrument qu'en 1'eie- 

 vant, de maniere que Ton doit en constater le rapport, pour ivtalilir 

 la tension directe dans la formation des tableaux qu'on voudra dresser. 

 La lecture est faite dans un cabinet et non a 1'air libre , afin d'eviter 

 les inconvenients duvent, de la pluie, de 1'ardeur du soleil, etsurtout 



