SUR UN APPAREIL DE THILORIER MODIFIE , ETC. 11 



Pression dans le generateur pendant la charge. 11 est de la 

 plus haute importance , pour la construction de 1'appareil . de con- 

 naitre les pressions exercdes pendant le travail. M. B. Valerius avance 

 que , pour la liquefaction de 1'acide carbonique , le vase doit pouvoir 

 r&sister a une pression d'au moins 60 atmospheres, et que les gne>a- 

 teurs en fontede M. Thilorier remplissaient cette condition \ 



Nous ignorons oil cette assertion a < '!(' puis6e, mais comme le 

 chiffre iiidique* pour la pression nous a paru beaucoup trop faible, 

 nous avons voulu le determiner par experience. 



Pour y parvenir nous avons mis le generateur charge en commu- 

 nication avec le manometre que nous decrirons dans le chapitre sui- 

 vant. 



Dans les diverses epreuves que nous avons faites, la pression a varie 

 entre les limites de 80 a 90 atmospheres. Cette pression suppose dans 

 legenerateur une temperature d'au delA de 40, et 1'on congoit que la 

 chaleur ne peut guere etre moindre, lorsqu'on considere que 1'on 

 emploie, pour dissoudre le carbonate sodique, de 1'eau de 35 a 40, et 

 qu'4 cette temperature it faut ajouter celle qui se developpe pendant 

 le travail par les reactions chimiques. 



Quoique la pression dans le recipient, dont la temperature ne s'eieve 

 pas au-dessus de celle de Patmosphere, soit beaucoup moindre pen- 

 dant le travail que celle qui se developpe dans le generateur, nous 

 avons pourtant donne aux deux vases la meme resistance, parcequ'il 

 est souvent utile de pouvoir, sans danger, elever la temperature de 

 1'acide dans le recipient. 



Calcul de la resistance du generateur et du recipient. 



Le generateur et le recipient modifies sont capables de supporter 

 environ 1200 atmospheres, abstraction faite de la resistance du plomb 

 et de 1'enveloppe de cuivre. 



1 Traiti de Chimie par Berzelius , Edition de Bruxelles, 1838, vol. I , pag. 214. 



