14 SUR UN APPAREIL DE THILORIER MODIFIE , ETC. 



anneaux etaient d'une egale force entre eux et partout , ils se rom- 

 praient tous a la fois et dans toutes leurs parties; mais cette egalite de 

 resistance est materiellement impossible. Jamais un fil de fer soumis a 

 une traction ne s'est rompu en deux endroits a la fois , et cependant 

 un fil pre"sente , pour la realisation du phenomene, des conditions bien 

 plus favorables que nos anneaux. Cette egalite de resistance n'existant 

 pas , ce serait le point le plus faible de 1'anneau le moins solide qui 

 cederait, et alors , dans cette partie , les chaudieres interieures n'etant 

 plus retenues , feraient bosse et se dechireraient pour donner passage 

 au gaz. 



Dans une chaudiere ordinaire ou dans une arme a feu il y a explo- 

 sion , parce que toutes les parties sont lie"es entre elles pour ne former 

 qu'un tout ; dans notre appareil , au contraire , les anneaux etant 

 isoies , 1'un d'eux venant a se briser , il n'entrainerait pas n^cessaire- 

 ment la rupture totale; en outre, 1'anneau brise resterait emprisonne 

 entre les barres longitudinales. 



II est vrai que si les anneaux etaient plus r^sistants que les barres, 

 les deux fonds de 1'appareil pourraient s'dcarter, etre projetes au 

 loin et devenir la cause d'accidents graves. Mais cette cause de 

 malheurs a encore e^e 1 pre"vue, et, pour la prevenir, on adonneaux 

 barreaux , comme il a e"t dit deja , une force bien supe"rieure k celle 

 des anneaux. 



A ces considerations th^oriques , nous pouvons ajouter la garantie 

 d'une longue experience. Depuis plus de deux ans nous avons con- 

 stamment au laboratoire un recipient charge. A chaque instant il 

 est place tantot dans un melange refrigerant , tantot dans de 1'eau 

 a une haute temperature , et jusqu'ici nous n'y avons observe aucun 

 derangement. On objectera sans doute que M. Thilorier avait egale- 

 ment fait usage depuis longtemps de son appareil quand arriva le 

 malheur que 1'on connait; mais 1'on ne doit pas perdre de vue que 

 1'appareil de M. Thilorier etait en fonte, et que souvent ce metal , 

 apres avoir fait preuve d'une grande resistance , se brise meme sans 

 pression , ce qui n'arrive jamais pour le fer battu. 



