22 SUR UN APPAREIL DE THILORIER MODIFIE, ETC. 



A 10 c. est de 27,50 atmospheres. 



M. Thilorier a fait remarquer que 1'augmentation de la pression 

 est d'une atmosphere par degre centigrade de temperature. Cette as- 

 sertion , basee sur les nombres que nous avons rapportes plus haut , 

 resulte egalement de nos experiences. En effet , de 20 a + 30,75 , 

 c'est-a-dire pour une difference de 50,75 dans la temperature, la 

 difference dans les pressions est de 50,35 atmospheres. Cependant, 

 nous ne pouvons nous empecher de faire observer que ce resultat n'est 

 vrai que dans certaines limites, parce que la force elastique croit 

 dans un rapport plus grand que la temperature. De 20 a 1'aug- 

 mentation de la tension est de 0,61 par degre; de a + 19 elle est 

 de 1,1 et de + 19 a + 35 , elle s'eieve a une atmosphere et demie par 

 degre. 



Nous avons tache de representer par une construction graphique 

 la marche que suit la pression. La courbe se rapproche de la logarith- 

 mique (fig. ll bis ). A. 1'epoque oil nous avons fait nos experiences, 

 nous ne connaissions que le memoire de M. Thilorier, et comme la 

 maniere dont il s'y est pris pour determiner la pression n'y est pas 

 decrite, nous avons du imaginer nous-memes un moyen pour y par- 

 venir. Nous avons adapte au recipient de la machine ou de 1'appareil 

 de Thilorier modifie un manometre construit de maniere a donner 

 des indications tres-visibles depuis 20jusqu'a 100, et memejusqu'a 

 160 atmospheres. 



Ce manometre consiste en un tube de verre A.T (fig. 12) d'environ 

 O m ,80 de longueur , et ferme a 1'une de ses extremites. A Tautre extre- 



