6 SUR LES CORRECTIONS 



1'on se donne. Nous sommes done forces d'e"valuer Finclinaison par le 

 moyen du niveau d bulle d'air. 



Remarquons en passant que , des deux tourillons sur lesquels repo- 

 sent les lunettes meridiennes, 1'un est ordinairement plein, tandis que 

 1'autre est vide" Fintdrieur : la disposition de ce dernier permet d'e"- 

 clairer le champ de la lunette, au moyen d'une lampe placee sur le pro- 

 longement de Faxe. Get arrangement me semble vicieux, car le second 

 tourillon ne doit pas 6tre affecte" de la meme maniere que le premier par 

 les changements de temperature , et leurs contractions et dilatations 

 ne peuvent marcher parallelement '. Get inconvenient est augment^ 

 par la chaleur de la lampe place"e pres du tourillon creux : celui-ci doit 

 se di later pendant 1'observation , par I'effet de la chaleur constante qui 

 le traverse, et produire ainsi une inclinaison momentan6e de 1'axe de 

 rotation. Ilserait done a dsirerque 1'on creusat les deux tourillons, 

 en les rendant aussi semblables que possible , et que Foil clairat le 

 champ de la lunette en placant pres de chaque pivot un petit miroir 

 qui projetterait , dans la direction de 1'axe, la lumiere d'une lampe 

 fixe servant a e"clairer le cadran de la pendule. La zone elliptique, 

 place"e comme re"flecteur au dedans du tube, serait partage"e en deux 

 moitis , Fune superieure , 1'autre infdrieure , correspondant a chacun 

 des deux miroirs. Si 1'on intercepte I'effet de Fun de ces derniers , une 

 moitie seulement du champ sera claire, et Fon pourra, dans la 

 moitie obscure, distinguer les astres a lumiere tres-faible, et mme 

 observer leur passage sur le prolongement de la partie visible des fils. 



Pour ^valuer I'inclinaison de Faxe de rotation d'une lunette meri- 

 dienne , on se sert g6neralement d'un grand niveau sk bulle d'air tres- 

 sensible, que supportent deux branches recourbe"es par le haut en 

 forme de crochet : on le suspend par ces branches sur les tourillons , 



1 Je viens de voir mon opinion confirmee, en parcourant le HI" vol. des ASTRONOMICAL OBSERVA- 

 TIONS, MADE AT TUB RADCLiFFE OBSERVATORY. Oxford, 184i. On y trouvc les lignes suivantes, introd. 

 page V : / cannot account for the discordances perceptible in the results , but on the supposition 

 that the perforated pivot is more easily affected by changes of temperature , than the solid one : 

 they are too great and too consistent with preceding and following observations , to be ascribed to 

 accidental errors. 



