( 64 ) 



Ces instrumens consistent en des cylindres creux fermes d'un bout par 

 un robinet: ils sont assez spacieux pour admettre soit le bras, soil la 

 cuisse tout entiere; ils s'adaptent par des ajutages de diametres divers a la 

 partie la plus volumineuse du membre, de maniere a teuir le vide. Ces 

 cylindres appliques tantot aux quatre membres simultanement, tantot a 

 deux ou meme a un seul, communiquent par de longs tubes impermeables 

 a une pompe qui pent alternativeraent et a volonte enlever 1'air ou en 

 apporter. A ces instrumens s'adapte un petit manometre qui permet de 

 juger du degre de condensation ou de rarefaction de 1'air inteVieur des 

 cylindres. 



Lorsqu'ils sont employes a faire le vide, ces cylindres ne sont a vrai dire 

 que des ventouses, mais de dimension centuple des ventouses ordinaires, 

 et agissant sur une surface cutanee infiniment plus etendue que nos 

 petites clocbes; ils produisent par consequent des effets beaucoup plus 

 considerables. A PHotel-Dieu, les eleves les qualifient de ventouses mons- 

 tres : il serait sans doute mieux de leur laisser le nom de leur inventeur. 



Les effets en sont prompts, energiques etdignes de tout Pinteret des me- 

 decins. Pour le prouver, il suffira de dire que souvent la paleur du visage et 

 la syncope en suivent immedialement Papplication. L'explication de leur 

 maniere d'agir est toute mecanique et tres simple , c'est 1'effet des ventouses 

 en grand. En soustrayant par ce moyen sur une large etendue de la peau 

 une partie de la pression atmospberique, les liquides et surtout lesang se 

 d6placent; ils ahondent la ou ils sont moins presses, et abandonnent par 

 consequent les points ou ils supportaient une pression plus forte. On com- 

 prend des lors le decoloration du visage dont je viensde parler,ainsique la 

 syncope. Il arrive la ce qui a lieu dans le cas d'une hemorrhagie consi- 

 derable, avec cette importante difference, que le sang est bien soustrait 

 a la circulation par Paction de Pinstrument, mais cette soustraclion n'est 

 pas definitive, ce n'est qu'un emprunt. En effet, des qu'on permet a la 

 pression atmospherique de reprendre son quilibre , le sang detourne et 

 reste stationnaire pendant quelques instans, rentre dans le cours de la 

 circulation, et Pordre se retablit dans cette fonction si judicieusement 

 nominee vitale. 



Appliquees sur un seul membre, les ventouses de M. Junod ont un effet 

 derivatif des plus prononces; mais quand elles sont placees simultanement 

 sur les deux bras et les deux cuisses, et que le vide y est soutenu a sept 

 ou huit centimetres, les effets sont d'une energie effrayante; la circulation 

 du sang est permise ou suspendue a la volonte de celui qui fait jouer la 



