. : ( 65 ) 



pompe; de la la syncope qui suit presque immSdiatement et presque tou- 

 jours cette quadruple application. 



II n'est certes pas necessaire d'indiquer ici dans quelles circonstances on 

 devra mettre en usage les cylindres de M. Junod; tout praticien ne regar- 

 dera-t-il pas comme une nouveaute bienfaisante un moyen mecanique et 

 certain d'attirer a 1'instant vers les membres le sang dont la congestion 

 ou I'epanchement pent causer de si prompts et de si grands ravages dans 

 les organes de la tete, de la poitrine on de Pabdomen , sans avoir ensuite 

 a redouter les consequences trop souvent funestes de la perte d'une 

 grande quantite de ce liquide. 



M. Junod, avons-nous dit, fait aussi servir ses cylindres a comprimer 

 1'air autour du membre , avec 1'intention d'en refouler le sang vers les 

 organes interieurs; il assure avoir remedie a des accidens qui, tels que la 

 syncope, les hemorrhagies considerables, les pertes uterines, ont pour 

 cause la privation du sang. II afflrme que la compression par 1'air s'oppose 

 aux engorgemens locaux et sanguins qui suivent les contusions , les en- 

 torses. Nous n'elevons aucun doute k cet egard , tout ce qu'avance M. Junod 

 nous parait d'une saine logique ; mais d'abord , nous n'avons pas ete te- 

 moins de semblables faits, et par consequent nous ne les admettons que 

 sur la parole de 1'auteur; et ensuite nous dirons que la compression de 

 1'air autour des membres est d'une execution difficile, car des qu'elle 

 surpasse meme de tres peu la pression exterieure , 1'air de 1'appareil 

 se fait jour au point de contact du cylindre et de la peau, et il faut 

 pomper avec rapidite et energie , et par suite d'une maniere tres fatigante, 

 pour fournir de 1'air autant qu'il s'en echappe. La compression qui, pour 

 etre efficace, devrait etre soutenue pendant un temps assez long, ne pent 

 ainsi durer que quelques seconcles. 



En resume, les cylindres de M. Junod et la pompe qui s'y adapte, nous 

 paraissent une importante acquisition pour la tberapeutique , surtout lors- 

 qti'ils sont employes pour rarefier 1'air; et parce que nous meltons beau- 

 coup d'interet a ce que cet appareil se propage et devienne usuel, nous 

 engageons 1'auteur a le rendre aussi peu dispendieux que possible , afin 

 que, semblable a la ventouse, il soil dans les mains de tous les medecins , 

 et que soumis ainsi a un tres grand nombre d'essais dans des circonstances 

 tres differentes, on puisse definitivement fixer le rang qu'il doit prendre 

 parmi les agens therapeutiques. 



' i Nous avons 1'honneur de proposer a TAcademie de donner son approba- 

 tion aux appareils de M. Junod. (Ces conclusions sont adoptees.) 



