^ 



flexion, surtout lorsqu'il s'agit de mesurer des poids considerables. D'autres 

 causes d'inexactitude resultent des frottements et du defaut de solidite des 

 parties ; de ces frottements, du jeu des goupilles et des leviers qui trans- 

 raettent a 1'aiguille indicatrice les changements de forme du ressort , resul- 

 tent des erreurs graves. Si 1'on ernploie cet instrument pour mesurer des 

 charges de mille a deux mille kilogrammes, il pent se deformer dans les 

 parties recourbees qui reunissent les deux parties flexibles et qui serven.t 

 de point d'attache. II suitde la, qu'avec un tour de main frauduleux, on 

 pourrait, en brusquant ou soulevant doucement un fardeau, faire marquer 

 a 1'aiguille deux indications diverses pour un meme poids. En effet, les 

 frottements du mecanisme et du ressort e"tablissent des differences, nega- 

 tives si Ton a doucement enleve ce poids, et positives si ce poids est enleve 

 brusquement. Les frottements vaincus dans ce dernier cas par la percus- 

 sion font avancer 1'aiguille, qui ne peut plus revenir a sa position primi- 

 tive. Enfin , si Ton effectuait coiisecutivement un grand nombre de pesees 

 avec ces instruments, ils perdraient sensiblernent de leur force, dont ils 

 recouvreraient une partie seulement, au bout de quelques jours. 



Decrivons a present le phortometre. Deux lames symetriques d'acier, 

 courbees dans un sens an milieu , et dans le sens contraire vers cbaque 

 extrernite, sont reuniesaux deux bouts et percees pour recevoir 1'attaehe 

 des cordes ou cbaines de lirage. L'uxe de symetrie du systeme esl celuides 

 directions du tirage. Quand ce tirage s'opere , le plus grand ecartement des 

 lames diminue, et mesure I'effort exerce. 



L'ecartement des lames diminue en pressant un mecanisme entre les 

 deux lames , pour faire mouvoir stir le cadran 1'aiguille indicalrice de 1'in- 

 tensite du tirage. 



Un support immuablement fixe au milieu d'une des lames du ressort, 

 porte le cadran et le mecanisme. Les mouvements se transmettent comme 

 il suit : 1 1'aiguille indicatrice, a" un pignon dente en acier, 3 deux sec- 

 teurs denies engrenant sur le pignon, et tournant sur le meme axe; un 

 secteur est pousse par la pression de la seconde lame du ressort, 1'autre 

 Test par un leger ressort qui ramene constamment le premier secteur au 

 contact centre la seconde lame. Par ce moyen, 1'aiguille ne cesse jamais 

 d'indiquer tout 1' effet qui resulte de 1'ecartement des deux lames dont se 

 compose le ressort. 



Par une disposition simple, une petite courbe est fixeeau second secteur, 

 et calculee de maniere que la lame du grand ressort, en touchant successi- 

 vement divers points de cette courbe, fasse avancer le secteur et 1'aiguille, 



