RfiSUMfi 



OBSERVATIONS SUR LA METEOROLOGIE ET SUR LE MAGNETISME TERRESTRE , 



Faileial'Obserraloireroyal de Bruxelles, eniSKl, elcommuniquec* par Ic liirecteur, A. QUETELET. 



Pression atmospherique. Le barometre qui a servi aux observations est a ni- 

 veau constant; il est place dans une salle spacieuse, dont les fenetres sont dirigees 

 vers le nord , et dont la temperature est fort egale. La cuvette de 1'instrument se 

 trouve a 59 metres environ au-dessus du niveau de la mer. 



Ce barometre est le n 120 d'Ernst; il a etc place en 1842. Des comparisons faites 

 avec soin par MM. Delcros et Mauvais, a Paris, ont donne : 



Barom. 120 Ernst = hauteur absolne O mm ,462. 



Les nombres des tableaux sont tels qu'ils ont etc obtenus par 1'observation, apres 

 avoir subi toutefois la correction pour etre ramenes a de temperature centigrade. 

 Ainsi, pour rapporter les observations de Bruxelles au barometre etalon, il faudra 

 ajouter O mm ,46 aux nombres donnes dans nos tableaux. Cette correction totale ren- 

 ferme la depression due a la capillarite, 1'erreur du zero du thermometre et celles 

 qui pourraient provenir d'autres imperfections de 1'instrument. 



Temperature de I'air. La temperature de 1'air a etc determinee par un ther- 

 mometre centigrade de Bunten, qui donnait des indications trop basses de 0,5. en 

 sorteque les nombres du tableau doivent tous etre augmentes de cette valeur, car 

 c'est le meme thermometre qui marque les maxima et les minima de temperature . 

 au moyen d'index, que Ton descend chaque jour, a midi. 



Pour les minima, il y a une autre correction a faire prealablement, afin de rap- 

 porter les nombres observes a 1'echelle de la colonne des maxima (c'est a cette der- 

 niere colonne que 1'on observe les temperatures ordinaires). Pour la partie positive 

 de 1'echelle, la correction est de 0,1 ; pour la partie negative, la correction est 

 plus forte et croit a peu pres graduellement jusqu'a -f- 0.8 pour 18 a 19 degres au- 

 dessous du zero de 1'echelle. 



Le thermometre est suspendu librement au nord et a 1'ombre, sans avoir de 

 communication ni avec les murs ni avec les fenetres, a la hauteur de 5 metres 

 environ au-dessus du sol. 



TOME XXVII. 2 



