DBS PHENOMENES PERIODIQUES. 55 



RESUME 



Des observations meteorologiques faites a Namur., en 1851 , 



PAK M. CH. MONTIGNY, professeur de physique a 1'Athenee. 



Le lieu des observations est au faubourg d'Heuvy, sur une des sommite's nord 

 qui entourent Namur, a 65 metres au-dessus de la station du chemin de fer de I'Etat, 

 on a 151 m ,99 au-dessus du niveau de la mer. 



Les variations de la pression atmosphe'rique ont ete observees a 1'aide d'un baro- 

 metre de Gay-Lussac, monte dans un etui en bois a charniere, dans lequel est 

 incruste le thermometre pour operer la reduction a 0. L'instrument est suspendu 

 verticalement dans 1'embrasure inte'ricure d'une fenetre , dirigee vers le nord , 

 a 5 metres environ au-dessus du niveau d'une cour. 



Le tube ayant 4 millimetres de diametre interieur, et le mercure etant bien 

 purifie, rinstrument est tres-sensible aux variations de pression, malgre les re'tre- 

 cissements interieurs du lube, qui sont inherents a ce mode de construction. 



J'ai reconnu qu'avant chaque observation, il est necessaire d'incliner rapidement 

 1'instrument, afin que la colonne de mercure fasse une excursion d'une certaine 

 amplitude , et cela dans le but d'amener le me'nisque de la branche inferieure a 

 prendre la meme convexite que celui de la partie superieure. Le moyen est efficace , 

 car, apres des excursions semblables, le mercure revient exactement a la meme 

 hauteur, si on lui fait encore subir rapidement de nouvelles inclinaisons. 



La lecture des hauteurs de la colonne de mercure s'opere a 1'aide de deux ver- 

 niers donnant les '/, de millimetre et glissant sur deux echelles en cuivre, placees 

 1'une a I'extremite' superieure et 1'autre a la partie inferieure. La comparaison de ce 

 barometre avec celui de 1'Observatoire royal de Bruxelles a permis de constater 

 que les hauteurs indiquees exigent une correction additive de 1 millimetre : toutes 

 les pressions indiquees dans les tableaux ont subi cette correction. 



Le thermometre employe aux observations, pendant le jour, est a mercure et a 

 echelle centigrade, gravee sur verre. Toutes les temperatures indiquees ont subi la 

 correction adoptee pour cet instrument. 



