338 



II n'y a , pour s'en assurer, qu'a les faire agir pour la produc- 

 tion de quelque effet chimique, dynamique, physio logique. 

 Leur difference d'effet sautera aux yeux et par suite leur dif- 

 ference intrinseque; et cependant le galvanometre ne nous 

 en avait rien dit. Le galvanometre, dans ce cas, nous a indi- 

 que exactement la quantite du courant ; quant a Fintensite qui 

 a reellement augmente par Faddition d'un, de deux couples 

 au premier, elle est restee impuissante a augmenter la devia- 

 tion de Faiguille, d'ou il resulte que ce n'est pas Fintensite 

 qui agit sur Faiguille aimantee, mais la quantite du courant. 



M. Faraday a decouvert le principe en vertu duquel le 

 ppuvoir chimique d'un courant electrique est en proportion 

 directe avec la quantite' d'electricite qui passe; de meme il 

 n'y a que la quantite d'electricite qui passe, qui agisse sur 

 Faiguille aimante'e , et la deviation augmente avec cette quan- 

 tite. Le role de Fintensite est d'augmenter la quantite trans- 

 mise, quand le fil du galvanometre n'a pas une section suffi- 

 sante,ouqu'il a unetrop grande longueur pourlivrer passage a 

 toute la quantite que Fappareil voltaique est capable de pro- 

 duire. 



Dans F experience qui nous occupe, le galvanometre livrait 

 passage a toute la quantite produite, parce qu'il etait a fil 

 court; aussi, nous avons eu beau dpubler, tripler Fintensite 

 par Faddition d'un second, d'un troisieme couple semblable; 

 comme il n'y avait pas d'obstacle a yaincre pour la quantite' 

 du courant, et que cette quantite passait tout entiere, le role 

 de Fintensite a etc nul , et la deviation est restee de 26, la 

 meme qu'avec un seul couple. 



Dans cette meme experience, le galvanometre nous a done 

 fait defaut, quant a Fappreciation de Fintensite; et si nous 

 ne sayions que Fintensite de trois couples arranges en serie 

 est bien certainement plus grande que Fintensite d'un seul, 

 nous aurions pu croire a leur identite, en ne nous en rappor- 

 tant qu'a ce galvanometre. II est des cas , et ce sorit les plus 

 ordinaires, ou les circonstances etrangeres an galvanometre 

 ne nous donnent plus aucune indication an sujet de Fintensite; 

 ainsi, lorsqu'ils'agitde deux courants resultant de deux com- 

 binaisonsvoltaiques separees, de deux actions chimiques dues 

 au contact, au melange de substances differentes, etc., en un 

 mot, dans la plupart des cas ou il est necessaire de comparer 

 des courants, cette difference d'intensite n'apparaitra plus. 

 Le galvanomelre electro-magnetique , a fil court , ne pouvant 

 toujours, comme nous yenons de le voir, nous fournir les 

 indications ndcessaires a la mesure de celte intensite', quel 

 moyen sur aurons-nous d'apprecier cette intensite, et par 

 suite de comparer ces courants? 



