340 



obstacle a leur libre circulation, parce qu'il refoule alors une 

 partie de la quantite de la pile qui des lors est dissimulee ; et 

 que cette portion refoulee comme la portion admise , la quan- 

 tite' re'elle de deux piles, fut-elle parfaitement dgale, change 

 si leur intensite n'est pas absolument la meme. 



Le galvanometre a fil long pourrait plutot servir a la me- 

 sure de rintensitd , car par 1'obstacle que son fil offre a la 

 marche du courant, il semble destin a apprecier cette inten- 

 site. C'est en effet, en offrant un obstacle a la marche du cou- 

 rant , que nous arriverons a la mesure de 1'intensite ; mais, 

 comme nous le verrons ci-apres , en operant dans d'autres 

 conditions que celles resultant de la construction ordinaire 

 des galvanometres; car, dans ces conditions , quand la quan- 

 tite est grande relatiyement a la conductibilite du fil, tine 

 portion de cette quantite meme fait office ftintensite, ets'ajoute 

 a 1'intensite proprement dite de la pile, telle que nous I'avons 

 definie et constatee precedemment. Get effet se produit dans 

 1'exemple cite plus haut : ce couple Daniel , qui marquait 26 

 sans fil dans le circuit, a marque 4,4 encore apres 1'avoir tra- 

 verse ; tandis que cet autre qui marquait 6 d'abord , n'a plus 

 marque' que 2,8. Pourquoi cette difference enfre deux cou- 

 ples Daniel dont rintensite proprement dite deyait etre la 

 meme ? Elle est due a \ intensity produite par 1'exces de quan- 

 tite du premier couple sur celle du second. Or, cette difference 

 s'ajoute a 1'intensite proprement dite , quand les piles sont de 

 quantite et d'intensite differentes ; et cet effet se produisant 

 ordinairement dans un galvanometre a fil long, ( car il faut 

 que le courant soit bien petit, quant a la quantite, pour n'y 

 pas trouver un obstacle a sa marche, ) cet effet se produisant, 

 dis-je , nous ne sommes surs de rien quant a la veritable ap- 

 preciation de rintensite, si nous n'en avons pas tenu compte. 

 Nous verrons dans le chapitre suiyant, dans quelles conditions 

 nous devons ope'rer, pour apprecier aussi exactement que pos- 

 sible , la quantite, comme Yintensite des courants. 



CHAPITRE II. 



Galvanometres analyseurs. 



I. De tout ce qui precede , nous pouyons conclure que les 

 galvanometres a fil court , comme ceux a fil long , sont impuis- 

 sants a nous donner une appreciation exacte et certaine de 

 tous les courants. Ce que nous avons dit de ces galvano- 

 metres , s'applique a toute espece d'appareil galvanometrique 

 ayant pour principe 1'action des courants sur 1'aiguiIIe ai- 

 mantee. 



