341 



Le galvanometre a fii court, pourvu qu'il n'offre aucun obs- 

 tacle a la libre circulation de la quantite integrate de la pile , 

 ce dont il faut toujours s'assurer, et nous verrons comment , 

 petit bien nous donner la mesure de la quantitd, mais en au- 

 cune maniere de Vintensite du courant e'lectrique. 



Le galvanometre a fil long ne nous indique que la quantite 

 qui passe a travers les spires de son fil, et non pas la quantite 

 re'elle que la source e'lectrique produit ou peut produire; il 

 ne nous donne pas non plus la mesure certaine de Vintensite. 



II faut done recourir a d'autres moyens, ou du moins ope- 

 rer dans des conditions tout autres , pour parvenir a 1'analyse 

 des deux proprietes qui constituent 1'etat de la substance 

 electrique dans les courants, et par suite a I'appre'ciation 

 exacte, a la mesure, a la comparaison de ceux-ci. 



Ges deux proprietes, la quantite et Vintensite, sontbien dis- 

 tinctesrune del'autre; elles peuvent exister dans les courants, 

 en des proportions differentes ; nous I'avons surabondamment 

 prouve , et par 1'examen de leurs causes et par celui de leurs 

 effets, qui deviennent tout diffe'rents, selon que ces propriete's 

 existent en proportions differentes. II est done important, 

 pour toutes les branches d'application du galvanisme comme 

 pour 1'e'tude des lois qui les regissent, de connaitre, d'appre- 

 cier, de mesurer exactement les proportions, les rapports res- 

 pectifs de ces deux proprietes dans les courants. 



Posons, pour parvenir a cela , quelques definitions. 



J'appelle conducteur par fait tout corps qui , interpose' dans 

 le circuit, suffit a conduire toute la quantite d'electricite' que 

 la source est capable de produire. 



J'appelle conducteur imparfait tout corps qui ne suffit pas 

 a conduire toute cette quantite. 



Je dis que, pour indiquer la mesure de la quantite' qu'une 

 pile voltaique, ouune source quelconque d'electricite vpltaique 

 est capable de produire, le galvanometre doit pouvoir livrer 

 passage par son fil a toute cette quantite. Le fil du galvano- 

 metre doit etre pour le courant un conducteur par fait. S'il en 

 est autrement, nous ne connaitrons que la quantite' qui passe. 



Au contraire, un galvanometre ne peut indiquer la mesure 

 des intensites des courants , que lorsque son fil oppose une 

 resistance au passage de la quantite' de ces memes courants. 

 Lefil du galvanometre doit etre, dans ce cas, pour les cou- 

 rants un conducteur imparfait. C'est 1'appre'ciation de cette 

 resistance connue qui nous servira de mesure. 



Ges conse'quences resultent de tout ce que nous avons dit 

 pre'cedemment de la quantite et de 1'intensite des courants. 



II Pour pouvoir mesurer la quantite d'un courant, le fil 

 du galvanometre doit ^tre , pour ce courant , un conducteur 



