348 



avec un fil d'une grande section et d'une tres-petite longueur ; 

 puis je prends deux couples d une surface superieure a celle 

 des couples voltaiques que le galvanometre est destine a com- 

 parer; je fais passer le courant d'un couple a travers le fil du 

 galvanometre ; je note le degre marque sur le quart de cercle 

 que parcourt 1'aiguille aimante'e. Je prends ensuite le second 

 couple, que j'amene a marquer sur le quart de cercle, le 

 rneme degre que le premier, afin que les deux courants soient 

 aussi pareils que possible. Ces deux couples a courants e'gaux, 

 je les dispose en serie, puis j'etablis le circuit a travers le gal- 

 vanometre, et j'observe le degre marque' par 1'aiguille ; si ce 

 degre est superieur au degre marque primitivernent par le 

 courant d'un seul couple, c'est que la quantite, que chaque 

 couple isole etait capable de produire, ne passait pas tout 

 entiere, puisque 1'intensite de deux couples unis en serie en a 

 fait passer davantage , ce que le degre marque 1 posterieure- 

 ment nous demontre. Gela vient de ce que le fil du galvano- 

 metre offrait un obstacle a cette quantite, tiont elle empechait 

 une portion de circuler. Done le fil est, pour de pareils cou- 

 rants , un conducteur imparfait , et impuissant comme tel a 

 donner la mesure de leur quantite'. 



An contraire , si le degre marque par le courant des deux 

 couples disposes en serie, est le meme que celui marque par 

 le courant d'un seul, c'est qu'alors la quantite tout entiere 

 passait primitivernent par le fil du galvanometre, puisqu'une 

 addition d'intensite n'en a pas fait passer davantage. Le fil 

 e'tait alors, pour la quantite du courant, un conducteur par- 

 fait] et le galvanomelre est apte a mesurer les quantites de 

 tous les courants d'une quantite egale ou inferieure, le fil 

 <$tant a plus forte raison pour ces quantite's inferieures, un 

 conducteur parfait. 



L'essai dont nous venons de parler peut se faire sur un gal- 

 vanometre quelconque. Si Ton soupconne que le galvano- 

 metre qu'on a sous la main n'a pas un til convenable pour etre 

 conducteur parfait des quantites que Ton a a mesurer, il faut 

 repeter avec deux couples semblables , ou plutot deux cou- 

 rants semblables au courant a mesurer, ou qui lui seront su- 

 perieurs en quantites, 1'operation que nous venons de de'crire ; 

 si 1'intensite ajoutee n'ajoutait rien a la quantite marquee 

 d'abord sur le quart de cercle par un des deux courants , le 

 galvanometre serait apte a donner la mesure de ce courant 

 et de tous ceux qui lui seraient inferieurs quant a la quantite. 



Si Ton construit le galvanometre , on etablit primitivement 

 uri champ de conductibilite' assez large, pour n'e"tre pas gene 

 dans les experiences auxquelles il doit servir. 



On comprend que plus le fil sera gros et court, plus sa con- 



